528 l'insolation en suisse. 



cet appareil très connu, le lecteur trouvera tous les ren- 

 seignements nécessaires dans les mémoires publiés par 

 M. Crova sur son actinomètre et son emploi'. 



Les observations elles-mêmes étaient faites suivant 

 le schéma indiqué par M. Crova; c'est-à-dire que l'ap- 

 pareil étant à peu prés en équilibre thermique avec le 

 milieu ambiant, on observe pendant cinq minutes la 

 marche de l'index de mercure préalablement introduit 

 dans la colonne continue d'alcool de l'instrument. Pen- 

 dant la minute à 1 , l'appareil orienté est fermé, de 

 sorte qu'il ne subit que la variation thermique ambiante ; 

 de 1 m. à 2 m. et de 2 m. à 3 m. l'appareil reçoit le 

 rayonnement solaire, enfin de 3 m. à 4 m. et de 4 m. à 

 5 m., il est de nouveau fermé. On utilise pour le calcul 

 les déplacements de l'index observés pendant les temps 

 0à1,2à3, et 4 à 5 ce qui élimine les observations 

 faites pendant les minutes de passage d'un régime à 

 l'autre ; si on désigne par D le déplacement de l'index 

 pendant la minute 2 à 3 au soleil, par d^ et d^ les dé- 

 placements observés pendant les minutes 0-1 et 4-5 à 

 l'ombre, on a pour la variation vraie de l'index : 



2 



D'après l'étalonage de nos deux instruments leurs 

 constantes étaient pour l'appareil de Ducretet, employé 

 à Clarens, 24*^'^-, 56 pour une calorie gramme degré; 

 pour celui de la Société genevoise, employé à Lausanne, 

 22'^^-, 74 pour une calorie. 



Ce mode d'observation a été critiqué par M. Chwol- 



I Annales de chimie et phnsique, 5"'* série, 1877, t. XI, p. 433, 

 et 1880, t. XIX, p. 167. 



