SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 149 



quent, dans un champ à courant continu et joue le rôle d'un dis- 

 positif maintenant le synchronisme, en ce sens qu'il retient lorsque 

 la vitesse est un peu trop grande, et qu'il actionne lorsqu'elle est 

 trop faible. 



Le champ mag-nétique est rég-lé de façon à pouvoir tourner 

 autour de l'ancre ; l'on peut, par là, chercher pendant la marche 

 la portion du courant alternatif appropriée à l'interruption. En 

 effet, tandis que les balais restent fixes, on peut, en faisant tour- 

 ner la direction du champ magnétique et en même temps le contact 

 relié à l'interrupteur, régler la fermeture du courant avec plus ou 

 moins d'avance. 



Il est facile, avec ce dispositif, d'amener l'interrupteur à une 

 marche synchrone ; la portion la plus appropriée de la courbe du 

 courant alternatif est facile à déterminer, sans autres, en faisant 

 tourner le champ directeur, et l'interruption se fait sans étincelle 

 pour toutes les charges. La commutation se fait sans la présence 

 d'aucun courant. 



Le disjoncteur de courant alternatif relié à l'interrupteur de 

 courant continu peut être employé avec tout inducteur actionné 

 par un courant alternatif. Il peut rendre de grands services, 

 soit pour des épreuves instantanées, soit pour des poses, et 

 est très spécialement utile en thérapie, car il ménage beaucoup les 

 tubes de Rontgen. Le fonctionnement des tubes de Rôntgen avec 

 cet interrupteur est absolument exempt de toute lueur de ferme- 

 ture. On peut étalonner le scléromètre pour cet interrupteur 

 comme pour un interrupteur de courants continus. 



F. Klingelfuss. Bobine d'induction avec induit variable. 



On exige souvent des inducteurs de faibles potentiels mais des 

 courants puissants, parce que des accumulateurs seraient trop 

 coûteux et demanderaient trop d'entretien pour des courants de 

 quelques dizaines de mille volts. 



Le courant continu livré par un inducteur n'est pas équivalent 

 à celui d'un accumulateur, mais il lui est d'autant plus analogue 

 si les pulsations sont moins écartées les unes des autres, et si l'on 

 peut éviter autant que possible qu'il se forme des courants de sens 

 inverse (courants que l'on désigne, en général, bien que cela ne 

 soit pas toujours exact, comme étincelle de fermeture). 



On a reconnu que des oscillations harmoniques, pour lesquelles 

 des courants de sens contraire provenant de l'induction de ferme- 

 ture ou d'autres causes ne se forment pas, se produisent d'autant 

 plus facilement que la bobine secondaire peut être mise en réso- 

 nance avec le circuit dans lequel se forment les oscillations. 



Pour pouvoir régler la bobine secondaire plus exactement qu'on 

 ne peut généralement le faire, l'auteur a construit une bobine 



