DANS LES SYSTEMES GAZEUX COMPRIMES 395 



mes par l'action de la compression. L'opération terminée, il 

 est facile de sortir le tube laboratoire du réservoir à compres- 

 sion, pour en extraire les produits gazeux solides ou liquides et 

 les analyser. 



Comme on le voit, ces deux méthodes se complètent l'une 

 par l'autre en ce sens qu'elles possèdent chacune leurs avanta- 

 ges et leurs inconvénients ; en les appliquant successivement 

 au même système, ainsi que nous l'avons fait, toutes les fois 

 que cela nous a paru nécessaire, on arrive à dégager des essais 

 les résultats que l'on obtiendrait à l'aide d'une seule méthode 

 de compression, dénuée des inconvénients précités. 



Le premier procédé, le plus simple, est suffisamment décrit 

 par ce que nous en avons dit plus haut, il i-este à donner quel- 

 ques renseignements plus complets sur les compressions des 

 systèmes gazeux, tels que nous les avons opérées à l'aide d'une 

 pompe. La pompe à compression utilisée est du modèle bien 

 connu proposé par Cailletet. Elle a été construite par la Société 

 Genevoise pour la Construction d'Instruments de Physique et 

 permet d'atteindre une pression de 1000 atmosphères. Au mo- 

 dèle courant, nous avons fait adjoindre un robinet supplémen- 

 taii'e, destiné à assurer une meilleure étanchéité, en isolant le 

 corps de pompe (toujours sujet à de petites fuites) du réservoir 

 à compression comprenant le tube laboratoire. Ce dernier reste 

 naturellement toujours en relation avec le manomètre, qui est 

 du type Bourdon et sort de la maison Schseffer et Budenberg. 

 Avec ces dispositions, on a pu maintenir des systèmes gazeux 

 sous des pressions de 600 à 800 atmosphères pendant plusieurs 

 jours, en compensant, de temps à autre, les diminutions de 

 pression extrêmement faibles qui se produisent (1 ou 2 atmos- 

 phères par jour) par une manœuvre convenable du piston 

 plongeur. 



Quant au tube laboratoire, nous lui avons donné deux for- 

 mes, suivant les besoins de l'expérience; pour les compres- 

 sions à la températuie ordinaire, le tube laboratoire est cons- 

 titué par une ampoule en verre mince. Celle-ci est terminée, à 

 sa partie supérieure, par une pointe effilée, et. à sa partie infé- 

 rieure, elle est soudée à un tube capillaire pourvu d'un repère. 

 Après remplissage, ce tube laboratoire est entièrement immergé 



