296 OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
truments, ainsi qu’à l’inspection des stalions, à la rédac- 
tion et à la publication d'instructions appropriées au but 
de l’entreprise. Chaque station nouvelle possède: 1° un 
baromètre à cuvette construit par MM. Hermann et Studer, 
mécaniciens à Berne, dont le tube a 9 millimètres de dia- 
mètre et la cuvette 120 millimètres. Sa division sur laiton 
va de 540 à 760 millimètres; elle est munie d’un vernier 
donnant le 10° de millimètre, et une pointe d’acier placée 
dans la cuvette sert à régler à chaque observation le point 
de départ de la division; un thermomètre à échelle cen- 
tigrade, faisant corps avec le tube de verre, y est joint. 
2 Un psychromètre, composé de deux thermomètres, 
construits par Geissler à Bonn, et munis d’une division 
sur verre opaque en cinquièmes de degré centigrade, 
donnant à chaque degré une longueur de 3 !/, millimètres. 
Le vase d’eau du thermomètre à boule humide est placé 
de côté, et l'humidité se communique à la boule par un 
fil de coton ou une mèche d'aspiration capillaire. 
Les autres instruments sont une girouelle, ou anémo- 
mètre de construction simple, servant à la fois pour dé- 
terminer la direction et la force approximative du vent, 
et un ombromètre pour mesurer la pluie. On y a joint 
aussi, pour les stations où on a de la peine à avoir l'heure 
exacte, une espèce de cadran solaire, qui permet de la 
déterminer à une minute près quand le soleil luit. Les 
observateurs doivent noter aussi par des numéros le de- 
gré de sérénité du ciel. 
Comme il se trouvait déjà un certain nombre de sta- 
tions pourvues de bons instruments, il n’y a eu que 70 
baromètres, 58 psychromètres, 63 girouettes, 71 ombro- 
mètres et 49 cadrans solaires à confectionner. On a subs- 
titué, dans 49 stations élevées, un thermomètre ordinaire 
s. 
