— 330 — 
plicato, e quindi di prezzo abbastanza mite, il quale può servire ad un 
tempo come diafanometro, come spettrometro, come fotometro, come co- 
lorimetro ed anche come misuratore dell’ alcalinità ed acidità di un dato 
liquido. Esso può esser utilmente impiegato sia per l'esame di liquidi, 
sia per lo studio dei corpi solidi, purchè questi, come ad esempio le fo- 
glie, siano dotati di una certa trasparenza. 
Allo scopo speciale di studiare l’ antocianina dal punto di vista 
ottico e fisico noi abbiamo fatto costrurre un modello notevolmente 
semplificato di quest'’apparecchio, ed i risultati che abbiamo ottenuto 
col medesimo, sono stati più che soddisfacenti, di guisa che si è cre- 
duto opportuuo di descriverlo per sommi capi, sebbene, come del resto 
era prevedibile, dai nostri studi non siano venuti in luce nuovi fatti 
sulla costituzione dell’antocianina, oltre a quelli già stati messì in evi- 
U ASTI ___ denza da altri Autori. 
, di Lo spettrofotometro, 
che tale è il nome del no- 
stro apparecchio, è costi- 
tuito da un tubo ( Z fig. 2) 
del diam. di circa 2 cent. 
e lungo 10, è chiuso da 
una lastra di vetro la cui 
montatura si avvita al 
tubo stesso portante in- 
cisa sulla superficie ester- 
na una scala divisa in mil- 
limetri. 
Fic. 1. c Entro questo tubo se 
ne inguaina un altro, pure 
chiuso anteriormente, da un disco di vetro svitabile, il quale può essere 
spinto a vite più o meno profondamente nella sua guaina, essendo questa 
fornita di un passo di vite micrometrico. Il tubo interno, dal lato poste- 
riore aperto, porta una specie di manicotto (7) che continua in una 
camicia o fodera che riveste tutta quanta la porzione graduata del tubo 
interno ed è munita in corrispondenza dell’ orlo libero di una scala 
graduata divisa in 50 parti. (V. fig. 2.) 
Quando il tubo interno è completamente avvitato a quello esterno 
le due lastre di vetro da cui i tubi sono chiusi anteriormente vengono 
a trovarsi a perfetto contatto fra loro ed allora l’orlo libero della fodera 
esterna arriva pure alla 1.8 divisione, cioè allo zero della scala milli- 
metrata incisa sul tubo esterno (Z) ed anzi, a rigor di termine, i due 
zeri delle due scale graduate si corrispondono. 
