— 332 — 
Con tutta facilità si ottiene un livello costante nella camera 
d’aria, obbligando, come è stato. detto, la cassetta a scorrere lungo 
l’asta inclinata che la sorregge, mentre la camera d'aria si va ampli- 
ando, presupposto naturalmente che l’inclinazione dell’asta sia tale che 
l'estremo libero del tubo di scarico (L) arrivi all'altezza del diametro 
trasversale della camera d’aria e la cassetta possa scorrere liberamente 
lungo il tubo di scarico, rimanendo questo come ben si comprende, 
immobile. 
Noi abbiamo raggiunto in. modo soddisfacentissimo e semplice lo 
scopo, collegando, per mezzo di una spranga, la cassetta ad un anello (G) 
che abbraccia il manicotto (/) dell'apparecchio; grazie a questa dispo- 
sizione quando il tubo interno, in causa dello svitamento, viene a rin- 
culare, trascina pure nel suo movimento la cassetta la quale si sposta 
scorrendo lungo la spranga e lungo il tubo di scarico (L), mentre nel 
caso in cui il tubo sopra indicato venga spinto in avanti, anche la 
cassetta verrà spinta nella stessa direzione e scenderà lungo il so- 
stegno. 
Data una tale disposizione se noi regoliamo il riempimento della 
cassetta in modo che la camera d’aria abbia a trovarsi riempita, sem- 
pre solo fino a metà, col liquido colorato, avremo per risultato che uno 
spettroscopio di Browning a visione diretta (S fig. 1) introdotto dal- 
l'apertura posteriore dell'apparato determinerà la comparsa di due 
spettri sovrapposti, il superiore dei quali corrisponderà a quello nor- 
male, l’inferiore sarà invece dato dalla luce che ha attraversato il 
liquido colorato. L’osservatore che guarda attraverso lo spettroscopio, 
stando al di dietro dell’apparecchio, potrà in tal guisa confrontare fra 
loro i due spettri e stabilire così quali radiazioni vengono assorbite dal 
liquido adoperato. i 
Per far funzionare l’apparecchio come diafanometro differenziale, 
si applica al davanti del vetro frontale dello strumento una cassetta 
contenente un dato liquido, od anche un corpo solido più o meno tra= 
sparente (foglie ad es.), disponendolo in modo che esso copra solo la 
metà superiore dell'apertura dello strumento. Non occorre aggiungere 
che tanto la cassetta contenente il liquido, quanto l’ oggetto, devono 
esser tenuti in sesto e perciò si è munito l’istrumento di due pinze a 
pressione (M) simili a quelle che si applicano sui tavolini del micro- 
scopio, le quali hanno l'ufficio di premere l'oggetto in esame contro la 
faccia anteriore dello strumento. 
Fissato l'oggetto si. riempe la cassetta trapezoidale laterale con 
un dato liquido colorato e titolato (ad esempio jodio disciolto nel sol- 
furo di carbonio) e si fa entrare questo gradatamente nella camera 
