— 333 — 
d’aria in modo da riempirla completamente, scacciando in pari tempo 
dall’apertura l’aria contenuta (U fig. 1). 
Il liquido che penetra nella camera d'aria assorbe le radiazioni 
luminose e quindi se si fa ingrandire la camera, arriverà un momento 
che lo spessore del liquido sarà tale che l’occhio dell'osservatore posto 
dietro dell’istrumento (cui si è tolto lo spettroscopio e sostituito all’oc- 
correnza una lente) vedrà completamente oscurata la metà superiore 
della camera, per tutto il tratto in cui questa è ricoperta dal liquido 
o dall'oggetto in esame, mentre la parte inferiore scoperta, apparirà 
ancora illuminata più o meno e solo diventerà a sua volta oscura del 
tutto, quando si continui a svitare il tubo interno. Nel momento in cui 
più nessuna radiazione penetra nello strumento deve aver fine l’espe- 
rimento. 
Per stabilire ora, in base a questi dati, la quantità di radiazioni 
che il corpo o il liquido sottoposto all'esame ha assorbito, occorre no- 
tare, col sussidio delle scale graduate di cui è fornito lo strumento, 
quale ampiezza ha raggiunto la camera d’aria nel momento. in cui la 
metà superiore dapprima e l’inferiore di poi della stessa, diventano 
oscure, e stabilire in seguito, con una proporzione, il rapporto d’inten- 
sità fra le radiazioni luminose che hanno attraversato la metà scoperta 
e quella coperta della camera d’aria. 
Lo spettrofotometro permette quindi di stabilive la diafanicità di 
un dato corpo in rapporto con qualsiasi grado di illuminazione, presup- 
posto naturalmente che questa si mantenga costante finchè dura l’espe- 
rienza, il che costituisce un notevole vantaggio su molti strumenti adot- 
tati attualmente come diafanometri. Per citare um solo esempio, quello 
proposto dal Detmer nel suo “ Pflanzenphysiologisches Practicum ,, il 
quale come è costrutto e pel modo con cui funziona non può permet- 
tere di arrivare a risultati un po’ seri, troppo essendo gli errori d’os- 
servazione cui dà luogo. 
Nelle misure sulla diafanicità, noi dobbiamo però aver presente 
che una soluzione colorata diventa tanto meno trasparente quanto più 
grande è il numero delle molecole di sostanza colorante che essa con- 
tiene ed in conseguenza ne deriverà che quanto più grosso è lo strato 
di liquido nella camera d’aria, altrettanto più energicamente sarà assor- 
bita la radiazione luminosa, sempre presupposto che la concentrazione: 
della sostanza colorante non cambi. 
Ammesso pertanto che una data radiazione abbia un potere illumi- 
nante = 1 e che nel suo passaggio attraverso ad una soluzione colo- 
rata dello spessore = 1 venga ridotta nella sua intensità ad 2, ne 
