— 334 — 
. 
avverrà che attraversando di poi essa coll’ intensità di — un secondo 
n 
strato dello stesso liquido colorato e grosso quanto il precedente, alla 
; x ASRO 1 1 acli SR 
uscita avrà solo più il potere is vale a dire —,. Passando quindi 
1 Ù n° 
attraverso ad un numero «x di strati, di pari spessore, dello stesso 
liquido la luce verrà ridotta nella sua intensità ad un valore pari ad 
1 Dc 
— . In altre parole la quantità di luce che attraversa un dato corpo 
na 
diminuisce secondo una progressione geometrica allorchè lo spessore di 
questo cresce in proporzione aritmetica (Wiillner-Lehrbuch d. experi- 
mental physik e Vogel I. c.). 
Noi non possiamo tuttavia passar sotto silenzio innanzi tutto che i 
risultati si complicano alquanto quando si tratti di far passare la luce 
attraverso mezzi differentemente colorati, perchè in tal caso lassorbi- 
mento totale si compie secondo altri principi, e secondariamente che 
l'apparecchio riesce lievemente difettoso quando si debba far uso od 
esaminare delle soluzioni spettroscopicamente monocromatiche perchè 
esse non assorbono con eguale misura tutte quante le radiazioni dello 
spettro ma si lasciano attraversare più facilmente da quelle che deter- 
minano la colorazione stessa della soluzione. Così ad esempio faremo 
osservare che se si confrontano fra loro due soluzioni monocromatiche, 
l’una delle quali sia gialla, l’altra bleu e il liquido utilizzato per estin- 
guere le radiazioni che hanno attraversato le sopra citate soluzioni è 
bleu, si ottiene, a parità di condizioni, un più rapido assorbimento per 
parte della soluzione gialla in confronto di quella bleu. 
Malgrado questo inconveniente l'apparecchio è praticamente utile, 
tanto più che d’ordinario si hanno da esaminare e da impiegare liquidi 
o sostanze quasi mai monocromatiche, per cui l’ errore riesce notevol- 
mente attenuato. ! 
Se si vuole fare funzionare l'apparecchio come colorimetro basta 
collocare, entro apposita cassettina di vetro, uno dei liquidi che si 
vuole esaminare al davanti della metà superiore del vetro che chiude 
anteriormente lo strumento e poscia versare l’altro liquido di confronto 
nella cassetta laterale in modo da riempirla solo fino a metà per ri- 
chiamarlo di poi, a poco a poco, nella metà inferiore della camera di 
aria mediante lo svitamento del tubo interno, avendo cura di trala- 
sciare di svitare nel momento in cui i due liquidi appaiono di tinta 
! Nello strumento completo molti di questi errori sono eliminati, essendosi allo 
stesso applicato l'apparecchio spettrofotometrico di Glahn. 
