PREPARATION D ALLIAGES, ETC. 



37 



Mesure de l'aimantation à saturation. 



La mesure se fait en comparant l'alliage avec du fer de 

 Kohlswa dont l'aimautatiou à saturation a été mesurée exacte- 

 ment par M. P. Weiss \ 



Entre les pôles d'un électro-aimant A, excité par les bobines 

 B, se trouve une petite bobine h, dans laquelle on introduit rapi- 

 dement l'échantillon à mesurer c, qui a la forme d'un petit 



cylindre de 12 mm. de long et de 2 mm. de diamètre, fixé à une 

 tige de cuivre non magnétique t, solidaire d'une pièce de bois/ 

 glissant dans l'ouverture cylindrique traversant la pièce polaire. 

 La bobine est reliée à un galvanomètre balistique, dont la sen- 



' P. Weiss, J. de Phys.. 1910, 4m« s., t. XI, p. 373. 



