50 PROCÉDÉ SIMPLE DE PURIFICATION DU MERCURE 



pour traiter par chauffage une dizaine de kilogrammes de mer- 

 cure. (Fig. 1.) 



Comme on le voit par le croquis, il est simplement formé 

 d'un tube de fer, de 1 m. 60 de longueur, d'un diamètre inté- 

 rieur de 3 cm. (simples tuyaux et raccords à gaz non zingués). 

 Le volume intérieur de l'appareil est suffisant pour traiter une 



^Jl Fig. 1. 



dizaine de kilogrammes de mercure d'une seule fois. Aux deux 

 extrémités de ce tube sont fixées normalement deux tubulures 

 plus étroites, l'une C est mise en rapport avec la trompe d'as- 

 piration, l'autre A est surmontée dun entonnoir en verre pour 

 l'introduction du mercure. A la partie médiane B est adaptée 

 une troisième tubulure en fer qui est destinée à recevoir un 

 thermomètre. L'appareil est tenu légèrement incliné entre deux 

 supports de laboratoire, de manière à pouvoir aisément pivoter 

 sur son axe dans les pinces de serrage, ce qui permet d'extraire 

 facilement le mercure par un simple retournement. — Afin d'é- 

 viter une rentrée d'eau, par suite d'un arrêt accidentel de la 

 trompe, nous avons intercalé dans le circuit d'aspiration un 

 gros flacon à deux tubulures. Celui-ci a en outre l'avantage de 

 recueillir les oxydes qui se forment et les traces de mercure 

 qui peuvent accidentellement passer si l'aspiration est trop 

 énergique. 



Le chauffage de l'appareil se fait au moyen d'un brûleur 

 Bunsen installé entre la tubulure inférieure d'entrée de l'air et 

 le thermomètre ; on effectue le réglage pour que la température 

 se maintienne aux environs de 150 à 160°. L'expérience nous a 

 montré qu'on peut sans risque d'oxydation du mercure pousser 

 la température jusqu'à 200° et même plus haut ; le seul incon- 

 vénient est un commencement de distillation du mercure, très 



