ET d'histoire naturelle DE GENÈVE 437 



un phénomène de sensibilité). Au contraire, dans les mêmes con- 

 ditions, les Papillons en sommeil hivernal, chez lesquels les phé- 

 nomènes de sensibilité sont annihilés par la léthargie, présentent 

 seuls un tropisme très marqué, dans le sens de la conception de 

 Lœb. Les individus en sommeil incomplet réagissent de façon 

 intermédiaire. Il est impossible de ne pas reconnaître aux Papil- 

 lons des états de conscience très marqués qui, à l'état de veille, 

 sont assez puissants pour annuler l'effet mécanique du tropisme ; 

 celui-ci n'agit qu'à l'état de sommeil léthargique, 



M. le prof. Ch.-Eug. Guye développe quelques considérations 

 sur la nature du frottement intérieur des solides et ses varia- 

 tions avec la température ; considérations que M. Guye se pro- 

 posait de développer à la séance annuelle de la Société Helvétique 

 des sciences naturelles de Berne. (Voir Compte rendu de cette 

 session.) 



M. A. ScHiDLOF. — Appareil d'exercices pour la mesure 

 barométrique précise des petites altitudes. 



L'appareil se compose d'un ballon en verre de 200 cm^ de capa- 

 cité communiquant avec un manomètre à air libre dont les tubes 

 ont 3 mm. de diamètre intérieur. La communication avec le mano- 

 mètre peut être interceptée au moyen d'un robinet à trois voies. 

 Lorsque l'appareil est hors du service on met le ballon en com- 

 munication avec l'atmosphère pour empêcher que le liquide du 

 manomètre ne pénètre dans le ballon par suite des variations 

 de la pression extérieure. Une tubulure relie le manomètre à une 

 petite poire de caoutchouc remplie d'eau distillée dont on règle 

 micrométriquement le volume de façon à amener, dans le tube du 

 manomètre qui communique avec le ballon, le niveau de l'eau 

 jusqu'à un trait de repère très fin. Ce réglage fait, on note la posi- 

 tion du ménisque de l'eau dans la seconde branche du manomètre 

 qui est munie d'une bonne division millimétrique à traits fins. 

 Dans le modèle présenté à la Société de physique — qui a été 

 construit par le préparateur de l'institut de physique M. G. Margot 

 — la lecture des ménisques se fait à la loupe avec une précision de 

 0.2 mm., mais on peut porter la précision des lectures sans grande 

 difficulté à 0.1 mm. Dans ce dernier cas l'appareil permettrait 

 d'apprécier des différences d'altitude de 8 cm. 



Le ballon est entouré d'un réservoir renfermant environ 2 litres 

 d'eau. Cette masse d'eau suffit pour garantir une température 

 constante du gaz pendant la durée de l'expérience. (Pour des obser- 

 vations de plus longue durée on entourera le ballon de glace râpée 

 de façon à maintenir le gaz à 0°.) La température et le volume du 



AnciiiVRS, t. .XXXVIII. — Décembre 1914. 32 



