498 RECHERCHES SUR LES 



Les observations ont été faites à l'aide d'un galvano- 

 mètre' de Ruhmkorf, dont les aiguilles ont 48""". L'ai- 

 guille intérieure est enveloppée de 4 systèmes de fil d'é- 

 gales longueurs dont les extrémités aboutissent, distinctes, 

 à des boutons extérieurs. Il est facile, suivant l'intensité 

 du courant que l'on veut observer, d'employer le plus 

 court circuit ou un circuit plus long, en utilisant un seul 

 des fils (GO tours) ou en les ajoutant les uns aux autres 

 ('120 ou 180 ou 240 tours). — Dans toutes les obser- 

 vations dont il est question plus loin, le galvanomètre a 

 toujours été employé avec les quatre fils ajoutés à la suite 

 les uns des autres, de telle façon qu'il avait sa plus grande 

 sensibilité. 



Cette disposition des 4 circuits qui pouvaient être dis- 

 tincts ou ajoutés, a permis de construire facilement la 

 table de graduation de l'mstrument. On s'est assuré d'a- 

 bord que chacun des quatre circuits agit d'une façon sen- 

 siblement égale sur l'aiguille, c'est-à-dire que le même 

 courant, lancé successivement dans chacun d'eux, pro- 

 duit toujours la même déviation*. Cela étant, un courant 

 A était lancé dans le premier circuit et produisait une 

 déviation D, ; le même courant A (contrôlé par un second 

 galvanomètre) était ensuite lancé dans les deux premiers 

 circuits, puis dans trois, et les déviations devenaient D^, 

 Dj. Il est évident que D, correspond à une intensité 

 double de celle qui produit D,, D, à une intensité tri- 

 ple, etc. — En multipliant ces expériences avec diverses 



• Ce galvanomètre appartient à .M. A. de la Hive qui a eu la bouté 

 de me le prêter. 



* Les quatre circuits agissent en effet sensiblement de la même 

 façon sur l'aiguille ; il y en a cependant trois qui sont plus complète- 

 ment semblables entre eux qu'ils ne le sont au quaU'ième. Ce sont ces 

 trois-Ià qui ont servi pour la graduation. 



