d'un nouvel anémomètre. 309 



rieur verse la valeur d'un godet plein de graine pour 

 chaque tour de l'excentrique (ou du moulinet), en sorte 

 que la quantité de graine versée dans la boîte à compar- 

 timents est proportionnelle au nombre de tours de roue 

 du moulinet, par conséquent à la force du vent, et la 

 quantité de graine que Ton trouvera dans chacun des 

 compartiments indiquera les oscillations de la direction 

 du vent et la proportion dans laquelle il a soufflé suivant 

 les diverses directions. Comme cet appareil travaille assez 

 vite par un gros vent, il est bon de placer au-dessous de 

 la console des sacoches, correspondant par des entonnoirs 

 avec les compartiments de la boîte, afin que ceux-ci ne 

 risquent pas de se remplir outre mesure et de laisser 

 échapper de la graine. 



C'est à la graine de millet que nous avons donné la 

 préférence, vu sa petitesse et le poli dé sa surface, grâce 

 auquel elle s'écoule presque aussi facilement qu'un hquide. 



Au repos de l'instrument, il n'en passe pas un grain. 

 Lorsqu'il fonctionne, il passe environ 7 grains pour chaque 

 tour de l'excentrique, cette quantité représentant la ca- 

 pacité des auges de la roue I. Si le moulinet fait 100 ré- 

 volutions, la roue â auges en fait '"Vis = ^'^^ ^^ ^'^^^^ 

 700 graines, c'est-à-dire cinq centimètres cubes. La 

 quantité la plus forte de millet que j'aie jamais trouvé 

 dans un seul entonnoir pendant un vent constant, est de 

 600 centimètres cubes, ce qui représente 60,000 tours 

 du moulinet. 



Il est clair qu'on pourra régler son instrument ad libi- 

 tum quant au nombre proportionnel des tours de la roue 

 à auge et du moulinet et à la capacité des godets de la 

 roue à auge, en sorte qu'on pourrait facilement établir 

 l'instrument de manière à n'avoir à faire qu'à des nom- 



