310 DESCRIPTION d'un NOUVEL ANÉMOMÈTRE. 



bres décimaux. Lorsqu'on opère toujours avec la même 

 provision de graine pour laquelle on connaît le rapport 

 du volume au poids, on pourra indifféremment déterminer 

 la quantité de vent enregistré par l'instrument par le 

 moyen d'une pesée, ou par celui d'un mesurage. 



Cet appareil est d'un prix assez modique, et c'est là 

 son principal avantage. Il ne revient qu'à 60 ou 70 francs, 

 et sa construction est assez simple pour qu'un homme 

 intelligent, aidé d'un simple ferblantier ou d'un serrurier, 

 puisse au besoin en établir un semblable. Nous avons 

 donc pensé que sa description pouvait offrir quelque in- 

 térêt pour les personnes qui désirent faire des observa- 

 tions météorologiques dans les contrées éloignées, ou qui 

 ne peuvent consacrer de grosses sommes à l'acquisition 

 de leurs instruments. 



L'anémomètre qui vient d'être décrit fonctionne avec 

 une grande exactitude; il n'est, sans doute, ni aussi par- 

 fait, ni aussi complet que les anémomètres les plus ré- 

 cents dont on se sert dans les grands observatoires, mais 

 il est très-suffisant pour permettre de faire de bonnes 

 observations météorologiques '. 



' Sur le conseil du P. Secchi, M. Fr. Craveri se propose de faire 

 des expériences comparatives avec son anémomètre et d'autres appa- 

 reils du même genre, en particulier avec le moulinet de Robinson qui 

 est muni d'un compteur. Il espère pouvoir graduer son instrument de 

 manière à formuler avec précision le travail qu'il fait par un vent 

 faible, modéré ou violent. Mais jusqu'à présent il n'a pu faire les 

 installations nécessaires pour ces expériences. H. S, 



