PHYSIQUE, 79 



De la Rive. Emploi de l'acide sulfurique dans l'hygrométrie. 



Le travail de M. Whiteliouse m'a rappelé qu'en 1825, 

 j'avais essayé exactement le même procédé hygrométrique 

 que M. Whiteliouse vient de faire connaître K Je me bor- 

 nerai à rapporter ici textuellement la partie de mon travail 

 relative à la description du procédé, telle qu'elle se trouve 

 dans l'extrait qui en a paru dans les Annales de Chimie et 

 de Physique, renvoyant au mémoire lui-même inséré dans la 

 Bibl. Univ., pour les détails des expériences et les considé- 

 rations générales sur le sujet. 



« Je plonge la boule d'un thermomètre sensible dans de 

 l'acide sulfurique concentré ; je l'en retire en lui donnant 

 une petite secousse, de manière qu'il ne reste autour de la 

 boule qu'une légère couche d'acide qui lui demeure adhé- 

 rente; ce thermomètre monte aussitôt d'un certain nombre 

 de degrés au-dessus de celui qu'il marquait avant d'être 

 plongé dans l'acide; puis au bout d"un instant il s'arrête et 

 commence à redescendre. Je suppose maintenant qu'on dé- 

 termine de combien de degrés il monterait pour rhumidité ex- 

 trême à la même température ; en prenant le rapport entre ces 

 deux nombres de degrés, on trouve le rapport exact entre la 

 tension de la vapeur existante dans l'air et la tension totale à 

 la même température. 



« Le thermomètre, par exemple, marquait 12° R. plongé 

 dans l'acide sulfurique, et exposé à l'air il est monté à 25 Vs» 

 c'est-à-dire de 13°7s; Pl^^^é dans une cloche où régnait 

 l'humidité extrême, à la même température de 12", il est 

 monté à 27°, c'est-à-dire de 15°, le rapport de 13° V2 à 13 

 exprime celui de la tension de la vapeur existante dans Tair 

 à la tension totale pour 12° de la température. En effet le 

 rapport de 13 72 à 15 est égal à celui de 90 à 100. Or si l'on 



» Voyez Bibl. Univ., 1825, tome XXVIll, p. 285, et Annales de 

 Chimie et de Phys., 1825, tome XXX, p. 87. 



