COMPARAISON DES INTENSITÉS CALORIFIQUES, ETC. 221 



Soleil au moment de son coucher n'exerce presque plus 

 d'action chimique directe. 



J'ai essayé de faire la comparaison \le l'intensité ther- 

 mique à l'aide de l'un des actinomètres que j'emploie 

 dans mes recherches sur la chaleur solaire '. Cet instru- 

 ment est basé sur le principe de la mesure de l'élévation 

 de la température que subit un thermomètre placé dans 

 une- enceinte de température déterminée, et sur le réser- 

 voir duquel tombent les rayons solaires passant par une 

 ouverture ménagée dans l'enceinte. La mesure de l'in- 

 tensité de la radiation est donc l'excès de la température 

 que prend le thermomètre, sur la température qu'il indi- 

 querait si l'ouverture de l'enceinte était interceptée. — 

 On a souvent fait usage de cette méthode; Pouillet l'avait 

 essayée ; depuis lors elle a été employée p/^r M. Waterston, 

 le R. P. Secchi, et par moi-même. 



Les différents actinomètres dont on s'est servi dans ce 

 but se composent essentiellement d'une enceinte formée 

 d'un tube métallique de 3 ou 4 centimètres de diamètre 

 dont l'axe est dirigé vers le Soleil. Un diaphragme fixé à 

 l'extrémité du tube ne laisse pénétrer les rayons solaires que 

 par une ouverture d'un diamètre déterminé. L'autre extré- 

 mité du tube est bouchée. Une tubulure latérale permet 

 d'introduire le réservoir d'un thermomètre, qui est noirci 

 au noir de fumée et vient se placer dans l'axe de l'appa- 

 reil. Le tube formant l'enceinte est entouré d'un cylindre 



' Je poursuis ces recherches depuis plusieurs années ; j'en ai déjà 

 fait connaître quelques résultats (voyez Comptes rendus de l'Acad. des 

 Sciences, 186", tome LXV, p. 526, et 1868, tome LXVI, p. 810), et 

 j'espère pouvoir faire prochainement une publication plus étendue sur 

 ce sujet. 



