224 COMPARAISON DES INTENSITÉS CALORIFIQUES 



Maintenant au lieu d'avoir, comme dans les appareils 

 dont j'ai déjà parié, un seul tube dont l'axe coïncide avec 

 celui de ce cylindre, et un seul thermomètre dont le 

 réservoir noirci est placé dans l'axe de l'appareil entier, 

 mon actinomètre a quatre tubes, parallèles entre eux et 

 à l'axe du cylindre-réservoir, et portanl-chacun un ther- 

 momètre à boule noircie. Les tiges des thermomètres sor- 

 tent horizontalement de l'appareil deux d'un côté, deux 

 de l'autre. — Chacun des quatre tubes est noirci à l'in- 

 térieur, fermé à la base et muni à l'autre extrémité d'un 

 diaphragme qui peut à volonté être ouvert ou fermé par 

 un couvercle en laiton. Quand l'appareil est orienté, en 

 ouvrant un ou plusieurs des tubes, les rayons du >oleil 

 tombent sur les réservoirs des thermomètres qui y sont 

 contenus. 



On a ainsi deux paires de thermomètres parfaitement 

 symétriques placés au même ni veau. Si l'on veut mesu- 

 rer la radiation solaire directe, on se servira de l'une des 

 paires de thermomètres, en ouvrant l'un des tubes et en 

 maintenant le second fermé; la différence de température 

 des deux thermomètres donnera la mesure de l'intensité 

 de la radiation solaire. 



La seconde paire de thermomètres peut servir, soit 

 comme contrôle, soit pour d'autres observations, par exem- 

 ple pour mesurer l'intensité de la radiation solaire après 

 son passage au travers d'une couche d'eau qui arrête la 

 chaleur obscure, etc. — Dans les expériences dont j'ai à 

 parler aujourd'hui, je ne me suis servi que d'une paire 

 de thermomètres. 



Sous l'influence de la chaleur solaire, le thermomètre 

 subit une élévation de température naturellement varia- 

 ble suivant la saison, l'heure et les circonstances atmos- 



