A TRAVERS LES GAZ. 287 



l'un quelconque des traits lumineux vus par cette lentille 

 vînt exactement dans le prolongement de la moitié de la 

 décharge précédente ou de la décharge suivante, vue dans 

 l'autre demi-lentille. 



Pour pouvoir, de cette mesure à l'échelle de l'héliomè- 

 tre, déduire les intervalles qui séparent deux décharges, 

 il fallait déterminer à quel déplacement angulaire du mi- 

 roir correspondait une division de cette échelle. Voici 

 comment les auteurs s'y sont pris pour faire cette déter- 

 mination. Un second miroir pouvant se fixer dans telle 

 position qu'on voulait, fut adapté au prolongement de 

 l'axe de la machine, au-dessous de ce miroir et à 255"^™ 

 était une échelle graduée en millimètres, horizontale, dis- 

 posée dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation, et 

 que l'on observait par réflexion dans le miroir avec une 

 lunette placée à 1 y^™ de dislance à peu près. L'objectif 

 de l'héliomètre fut réglé de façon à donner une image 

 simple, son oculaire fut enlevé et remplacé par un verre 

 dépoli, sur lequel étaient tracés deux traits horizontaux. 

 Le plateau de la machine et avec lui le premier miroir, 

 miroir fixe, fut amené dans une position telle que l'image 

 d'une des électrodes éclairée par derrière arrivât à être 

 exactement tangente à un de ces deux traits marqués sur 

 le verre dépoli. Le second miroir, miroir mobile, fut alors 

 fixé à l'axe, de façon à ce que l'image du zéro de l'échelle 

 millimétrique, placé droit au-dessous de l'axe, vînt à coïn- 

 cider exactement avec le fil horizontal du réticule de la pe- 

 tite lunette. Tout étant ainsi disposé, on fit tourner l'axe de 

 la machine de manière à amener la même électrode à être 

 tangeante au second trait du verre dépoli, et on lut le trait 

 de la petite division millimétrique s, qui coïncidait cette 

 fois avec le fil horizontal de la petite lunette. Or, appe- 



