SUR LA DENSITÉ DE l'OZONE. ' 32^J 



Les différentes pièces qui le composent s'adaptent à nu 

 lort support en fer S S reposant sur un pied en fonte. 



Les deux vases, pareils l'un à l'autre, entre lesquels la 

 diffusion doit s'opérer sont représentés en V et V dans 

 la figure L La figure 2, pi. Il, reproduit, plus en grand, 

 l'un de ces vases V séparé du reste de l'appareil (les par- 

 ties figurées en lignes pointées se rapportant à la disposi- 

 tion destinée à l'analyse du gaz, dont il sera question plus 

 bas). Chaque vase est formé d'un cylindre en verre de 

 40""" de diamètre intérieur environ. Ces deux cylindres 

 ont été coupés sur un même tube, et leurs ouvertures 

 soigneusement rodées perpendiculairement à l'axe du 

 cylindre, de manière que leur capacité fût sensiblement 

 égale" (250 centimètres cubes environ). L'un de ces 

 tubes est supporté pai- le bras B, l'autre par le bras B'; 

 ces deux bras de laiton, mobiles sur l'arbre du support 

 auquel ils se fixent par les vis de pression p et p', por- 

 tent chacun un anneau à charnière, dans lequel s'engage 

 l'un des tubes, V ou V; trois vis de pression q, q et 

 q', q' fixent ces vases dans une position convenable. 

 Les anneaux pouvant s'ouvrir à volonté, il est facile de 

 placer ou d'enlever les vases V et V. 



Les deux tubes V et V sont fermés par des obtura- 

 teurs formés de plaques de verre parfaitement planes, 

 0, o', o" , o'" , percées de trous divers, comme nous le 

 verrons plus bas. Chaque obturateur est maintenu dans 

 sa position au moyen d'une pièce spéciale destinée à l'ap- 

 [)liquer contre l'ouverture du tube, sans empêcher un 

 mouvement de glissement latéral. Ces quatre pièces, pres- 

 que semblables, sont représentées en m, m ' , m" et m'" 



* Le tube dans lequel ces cylindres ont été pris étant un peu coni- 

 que, leur longueur n'est pas la même. 



