332 HECHKRCHES 



Ces «jiiaU'o obturateurs sont formés de plaques de verre 

 parfaitement planes, et quand on les lubrifie avec une, 

 goutte d'acide sulfurique, qui facilite leur glissement, ils 

 ferment hermétiquement les vases à diffusion, sans per- 

 mettre aucune fuite de gaz, tant que la pression de Tinté- 

 rieur à l'extérieur ne dépasse pas certaines limites qui 

 ne sont jamais atteintes dans les expériences. On s'en est 

 assuré par plusieurs essais directs. 



Comme nous venons de le dire, les obturateurs supé- 

 rieurs des deux vases sont formés de plaques de verre 

 épaisses, percées chacune d'un trou conique. Dans ces 

 trous on peut engager l'extrémité, conique également et 

 soigneusement rodée, de tubes deverre^ qui servent à faire 

 sortir les gaz, particulièrement pour l'analyse. Ces tubes 

 de verre, dont l'un a, a, a est représenté en lignes ponctuées 

 dans la figure 2, se placent seulement quand on en a be- 

 soin. Une goutte d'acide sulfurique humectant leur extré- 

 mité conique rend le joint hermétique. L'épaisseur de 

 l'obturateur est assez grande pour que le tube tienne en 

 place sans qu'il dépasse du côté du vase, en sorte qu'il 

 ne gêne pas le mouvement de glissement de l'obturateur. 



Un troisième cylindre de verre G (fig. 1 , pi. 1) d'un déci- 

 mètre de longueur, coupé dans le même tube dont on a 

 déjà pris les vases V et V, est placé au-dessous d'eux. Il 

 est engagé dans l'anneau qui termine le bras de fonte D 

 fixé lui-même à l'arbre du support par la vis de pression /. 

 Six autres vis de pression s, s, s, trois supérieures et trois 

 inférieures, servent à fixer le tube dans l'anneau en le 

 maintenant dans une position verticale. L'ouverture su- 

 périeure de ce tube est rodée avec soin, de manière à 

 pouvoir être exactement fermée par l'obturateur o du vase 

 V. L'ouverture inférieure plonge dans une cuve à acide 



