276 BULLETIN SCIENTIFIOUE. 



de 11 à 12 mètres. Par cette disposition, et au moyen de tu- 

 bes de caoutchouc à parois épaisses et à trou intérieur étroit 

 on peut faire à volonté le vide (jusqu'à 6 ou 12 millimètres de 

 mercure, suivant la tension de la vapeur d'eau) dans tous les 

 appareils où cela est nécessaire. 



Dans ces conditions la filtration a lieu avec une grande ra- 

 pidité. Il convient d'employer un filtre assez petit pour que 

 le précipité le remplisse presque complètement. Dès qu'il est 

 entièrement rassemblé, le précipité se tasse si fortement que 

 l'addition de l'eau de lavage ne le remet point en suspension. 

 On le lave en versant, à trois ou quatre reprises, de l'eau dans 

 l'entonnoir jusqu'à un centimètre au-dessus du bord du filtre. 

 Quelques minutes après que la dernière eau s'est écoulée, il 

 est aussi cohérent et aussi sec que s'il eut passé 6 ou 8 heu- 

 res dans une étuve après une filtration ordinaire, en sorte 

 qu^n peut procéder immédiatement à sa calcination. 



Des expériences comparatives sur la précipitation et le la- 

 vage de l'oxyde de chrome ont donné, comme résultat de 

 cette nouvelle méthode, une réduction de temps de 7 heures 

 à 13 minutes. L'accélération est bien plus grande encore 

 quand on a à recueillir un faible précipité suspendu dans une 

 grande masse de liquide. 



Cette méthode a encore un très-grand avantage quand le 

 précipité doit être séparé du filtre pour être soumis à d'au- 

 tres traitements. En effet, après la filtration sous une haute 

 pression, il se détache complètement du papier sans qu'il en 

 reste aucune trace, et sans que des fibres du papier y adhèrent. 



Enfin on obtient encore par ce moyen une réduction con- 

 sidérable dans le volume d'eau nécessaire pour les lavages, 

 ce qui évite les inconvénients et les pertes de temps qu'en- 

 traîne la nécessité de concentrer les liqueurs par l'évaporation. 



Dans les laboratoires dont la position ne permet pas d'éta- 

 blir une chute d'eau déplus de 10 mètres permettant d'opé- 

 rer les flltrations au moyen du vide, on peut encore réaliser 

 tous les avantages de la méthode précédente, bien qu'à un 

 degré un peu moindre, avec une chute de 10 à 15 pieds. 



