no 
M. Schlesinger, Das Wasserlein’sche Saecharimeter. 34 
180, die Angaben müssen also zum Vergleich mit andern Instru- 
menten verdoppelt werden. Die Länge des Rohres ist ebenfalls 
nicht mit der gebräuchlichen Länge von 20 Centimeter überein- 
stimmend, sondern beträgt 209 Millimeter. 
Eine 10°, Lösung von chemisch reinem krystallisirtem Trau- 
benzucker zeigt genau 5° und dies soll nach der beigegebenen 
Tabelle auch der Procent-Gehalt sein, in Wirklichkeit müssen aber 
die abgelesenen Grade verdoppelt werden, um den wahren Gehalt 
an krystallisirtem Traubenzucker C6H120#, H?O in Procenten 
zu erhalten. Aber auch für die Bestimmung von Rohrzucker ist 
die von Weasserlein beigegebene Tabelle von Dr. A. Schnacke un- 
richtig. Eine 10°, Lösung von chemisch reinem Rohrzucker zeigte 
in dem Wasserlein'schen Apparate 7°, dies würde nach der Ta- 
belle einem Gehalte von 9,262° entsprechen, also einen bedeutenden 
Mindergehalt ergeben. Um ein richtiges Resultat zu bekommen, 
100. a 
209 . 66,4 
Gehalt der untersuchten Zucker-Lösung in Grammen pro 100 0.C., 
a aber den (in unserem Falle zu verdoppelnden) beobachteten 
Ablenkungswinkel bedeutet. Ein weiterer Uebelstand bei dem 
Apparat ist der, dass bei einiger Concentration der zu unter- 
suchenden Lösung die beiden Quarzhälften niemals in gleicher Far- 
benintensität erscheinen und so eine genaue Beobachtung sehr 
erschweren. Dieser Uebelstand lässt sich aber durch Anwendung 
von Natrinmlicht leicht umgehen, und kann sich ein jeder die hierzu 
nöthige Vorrichtung selbst herstellen. Ein längliches Stückchen 
Platinblech wird an dem einen Ende mit einer Nadel siebartig 
durchlöchert und löffelförmig eingebogen, das andere Ende drückt 
man seitlich zusammen und schmilzt es in ein passendes Glasröhr- 
chen ein. Dieses Platinlöffelehen bespickt man mit einer ent- 
sprechenden Portion geglühtem Chlornatrium und erhält so im 
Bunsen’schen Brenner eine längere Zeit anhaltendes, genügend 
leuchtendes Natriumlicht. Legt man dann noch auf den Objeet- 
tisch des Mikroskops ein gelbes Stück Glas, so ist der neutrale 
Punkt d. h. die Gleichfarbigkeit der beiden Quarzhälften, mit ausser- 
ordentlicher Genauigkeit einzustellen. Ich habe, da mir die vor- 
handene Einstellung nicht genügte, sowohl an den Polarisator, wie 
auch an den Analysator je einen Hebel von 6,5 Centim. Länge 
anbringen lassen. Von besonderem Vortheil ist der untere Hebel, 
anwenden, worin c den 
muss man die Gleichung ce = 
