100 €. Gänge, Die Polarisation des Lichtes im Dienste des Chemikers. 
Drehungsvermögen für so starke Lösungen nicht mehr constant 
ist. Sie müssen daher auch in Wasser gelöst werden. 
Die Drehung des polarisirten Lichtstrahles ist proportional 
der Länge des Weges oder der Dicke der Schicht, welche derselbe 
in den drehenden Stoffen zu durchlaufen hat, und dem Gehalt an 
drehender Substanz. Der erste Factor kann unberücksichtigt blei- 
ben, wenn die Stoffe in Röhren von stets gleicher Länge geprüft 
werden. Man ist übereingekommen, diese Röhren genau 200 mm. 
lang am besten von Glas zu machen, da dieses seine Länge bei 
wechselnder Temperatur am wenigsten ändert; die Enden sind 
glatt abgeschliffen und werden mittelst überfassender Schrauben- 
ringe durch angedrückte planparallele Spiegelglasscheiben geschlos- 
sen. Ausnahmsweise werden Röhren von anderer Länge verwen- 
det. Einmal bei schwer zu entfärbenden Flüssigkeiten Röhren 
von 100 mm., in welchen nur der Widerstand der Hälfte des Farb- 
stoffes zu überwinden ist, aber auch nur die halbe Drehung erfolgt, 
weshalb die beobachteten Drehungsgrade in der Rechnung verdop- 
pelt werden müssen. Wenn fremde Zusätze zur Invertirung oder 
Entfärbung, in der Regel !/;, Volumen, dem Safte zugesetzt wor- 
den sind, müssen den abgelesenen Graden !/,, derselben zuaddirt 
werden. Um diese jedesmalige Umrechnung zu sparen, sind auch 
Röhren von 220 mm. Länge zu diesem Zwecke angefertigt, mit 
denen sogleich die richtigen Grade gefunden werden. Wo es sich 
um Lösungen handelt, kann auch dem Wasser von vorneherein 
das Volumen der nöthigen Zusätze abgezogen und das Ganze auf 
das übliche Volumen, 100 C.C. gebracht und nun eine Röhre von 
200 mm. verwendet werden. 
Die Circumpolarisationsapparate. 
Dieselben unterscheiden sich in ihren wesentlichen Einrichtun- 
gen nicht von den Instrumenten, welche wie das Polarisations- 
mikroskop zur Erkennung der geradlinigen Polarisation verwendet 
werden. Abweichend und von verschiedenem Werthe sind aber 
die Vorrichtungen zur Messung des Grades der Circumpolarisation. 
Die Apparate sind meist auf Stativen ruhende horizontale Tuben, 
welche die Betrachtung der Lichtquelle erleichtern, in einzelnen 
Fällen in Verbindung mit dem Mikroskope vertical gerichtet mit 
Benutzung des Beleuchtungsspiegels für Tages- oder Lampenlicht. 
Zunächst sammelt ein auf die Lichtquelle gerichtetes Nicolsches 
