102  C. Gänge, Die Polarisation des Lichtes im Dienste des Chemikers, 
welche den Analysator kreuzt, also den Ausgangspunkt der Beobach- 
tung wieder erreicht hat, sondern ihre ausgelöschte Complementar- 
farbe. Manche widersprechende Angaben über die Drehungswerthe 
von Substanzen lassen vermuthen, dass hierin häufig Fehler began- 
gen werden. Die üblichen Apparate, bei welchen zusammengesetz- 
tes Licht verwendet wird, sind sämmtlich auf die violette Farbe 
(von den Franzosen teinte de passage genannt) berechnet, welche 
bei der geringsten Drehung nach der einen Seite in Roth, nach 
der andern in Blau übergeht. Nun kommen aber nicht zu ent- 
färbende Flüssigkeiten von grüngelbem Tone vor, welche dieses 
Violett nicht erkennen lassen, weil beide zu weissem Lichte sich 
verbinden. Man ist dann genöthigt, auf eine andere bestimmte 
Farbe einzustellen und in der Rechnung das Verhältniss zwischen 
dieser und jener zu berücksichtigen. Man erreicht dies mit Hülfe 
farbiger Gläser. Rothes durch Kupferoxydul, besser noch durch 
Gold gefärbtes Glas lässt nur rothe Strahlen durch. Man dreht 
daher den Analysator soweit, dass durch solches Glas beobachtet 
das Gesichtsfeld rein roth erscheint, notirt den Drehungsgrad und 
reducirt diesen auf den entsprechenden für violettes Licht. Das 
Verhältniss von mittlerem Roth : mittlerem Violett = 19,0 : 409,8 
für 1 mm. dieken Quarz. 
Der erste für die Praxis brauchbare Circumpolarisationsappa- 
rat ist der von Mitscherlich. Die Beschreibung desselben ist 
aus Vorstehendem ohne Abbildung verständlich. Zwischen die bei- 
den an den Enden eines horizontalen Tubus oder Lagers befind- 
lichen Prismen lässt sich das 200 mm. lange, beiderseits mit Glas- 
platten verschlossene Rohr zur Aufnahme des Öbjectes einlegen. 
In Ermangelung einer passenden Vorrichtung zum Abhalten des 
seitlich einfallenden Lichtes bedeckt man das Rohr mit einem 
schwarzen Tuche und richtet den Apparat auf die Flamme einer 
hellbrennenden Lampe. Der Polarisator ist durch eine Schraube 
festgeklemmt, der drehbare Analysator ist radial mit einem Zeiger 
versehen, welcher auf einer um das vordere Tubusende befestigten, 
in Grade getheilten Kreisscheibe läuft, deren O- Punkt sich oben in 
der Mitte befindet mit nach beiden Seiten rechts und links zählen- 
den gleichen Graden. Der Zeiger muss genau auf O stehen bei 
gekreuzten Nicols, wenn der schwärzeste erreichbare Schatten die 
Mitte des Gesichtsfeldes bedeckt. Widrigenfalls ist dies nach Lö- 
sen der Schraube durch Drehen des Polarisators, während der Zei- 
