C. Gänge, Die Polarisation des Lichtes im Dienste des Chemikers. 103 
ger des Analysators auf O steht, leicht zu corrigiren. Es ist gut, 
bei dieser Einstellung das Rohr mit destillirtem Wasser zu füllen 
oder bei häufigem Gebrauche ein solches vorräthig zu halten, da 
es namentlich für Ungeübte nützlich ist, das Gesichtsfeld unter 
möglichst gleichen Verhältnissen erscheinen zu lassen. Vor der 
Füllung braucht man nur eine Verschraubung des Rohres mit 
Glasplatte zu entfernen, füllt so weit, bis die Flüssigkeit convex 
hervorragt und schiebt von der Seite die Verschlussplatte über, so 
dass keine Luftblasen mit hineingelangen. Steigen solche nach- 
träglich im Rohre auf, so müssen dieselben auf gleiche Weise ent- 
fernt werden, da sie durch abweichende Lichtbrechung das Bild 
trüben. Beim Reinigen durch Wasser, was vor jeder neuen Probe 
nöthig ist, müssen beide Glasplatten entfernt und das Rohr durch 
einen mit Fliesspapier umhüllten Glasstab getrocknet werden. Die 
Einstellung vor Einschalten des Objectes auf die grösste Dunkelheit 
macht Niemanden Schwierigkeit und ist es rathsam, sich jedesmal zu 
überzeugen, ob diese mit dem O-Punkte wirklich zusammenfalle. Die 
Einstellung auf die violette Farbe erfordert schon Uebung und ein 
empfängliches Auge für Farbensinn. Da jedes Auge durch Ein- 
wirkung einer Farbe bald gegen dieselbe unempfindlicher wird, 
muss nach der ersten Einstellung das Auge eine Minute ausruhen, 
dann wiederholt in den Apparat sehen, ob richtig eingestellt ist, 
und so lange die Drehung geändert werden, bis zwischen zwei 
Beobachtungen kein Unterschied mehr wahrnehmbar ist. 
Soleil construirte einen andern Apparat und Ventzke ver- 
besserte denselben, welcher unter dem Namen Beider als Soleil- 
Ventzke’scher Apparat den von Mitscherlich mehr und mehr 
verdrängt hat, da er schärfere Beobachtungen gewährt. Die Polari- 
sation des Lichtes wird auf dieselbe Weise bewirkt, die Messung 
der Drehung aber auf andere Art ausgeführt. Zwischen den bei- 
den Nicols dicht vor dem Polarisator befindet sich eine aus zwei 
gleichen Hälften (am Kreisdurchmesser) zusammengesetzte Quarz- 
platte von 3,75 mm. Dicke, welche das zusammengesetzte Licht so 
stark dreht, dass bei gekreuzten Nicols das Gesichtsfeld violett 
erscheint. Die eine Hälfte besteht aus rechts, die andere aus links 
drehendem Quarz, was, da ihr Drehungsvermögen gleich stark ist, 
die Farbengleichheit derselben nicht beeinträchtigt. Wird nun aber 
eine drehende Flüssigkeit eingeschaltet, so summirt sich die Dre- 
hung derselben zu derjenigen der in gleicher Richtung drehenden 
