C. Gänge, Die Polarisation des Lichtes im Dienste des Chemikers. 105 
so dass die hintere, massive, rechtsdrehende Platte dieselben so 
weit überwiegt, dass sie die linksdrehende Wirkung der Flüs- 
sigkeit aufhebt. Die Differenz der erforderlichen Compensation ist 
also stets das Maass für die Drehung im Prüfungsobjecte. 
Das Ocular ist ein kleines Fernrohr, welches scharf auf die 
Trennungslinie der beiden Plattenhälften am Polarisator einzustel- 
len ist. Die Gleichheit oder Ungleichheit der Farben ist dann sehr 
genau zu beurtheilen und kann man sich überzeugen, wie bei einer 
Verrückung der Keile um weniger als einen Scalentheil die eine 
Hälfte der Platte einen rothen, die andere einen blauen Ton an- 
nimmt. Wiederholtes Sehen in den Apparat bei jeder Probe ist 
auch hier zu empfehlen. 
Der Soleil- Ventzke’sche Apparat hat ausser dem Vorzuge einer 
genaueren Bestimmung noch einen andern, welcher darin besteht, 
dass man die Plattenhälften bei gleichen Farben nicht nur auf 
Violett, sondern auf jede beliebige Farbe einstellen kann. Dadurch 
ist seine Verwendung für Flüssigkeiten von allen Farben ohne 
anderweitige Hülfsmittel und ohne Umrechnung ermöglicht, da man 
stets bei der Prüfung auf dieselbe Farbe zurückkehrt, von welcher 
man vor derselben ausgegangen war. Diese Vorrichtung besteht 
in einem besondern Polarisationsapparate, zu welchem der Polarisa- 
tor jetzt als Analysator dient und der fungirende Polarisator ein 
drittes Nicol’sches Prisma am äussersten hintern Ende des Tubus 
ist. Vor diesem letzten Nicol ist eine vierte einfache Quarzplatte 
von beliebiger Drehung angebracht. Derselben kann durch Drehung 
des Polarisators jede beliebige Färbung ertheilt werden. Diese 
Drehung geschieht vermittelst eines Triebrades, an einer dem Tu- 
bus parallelen, vorn mit Drehungsknopfe versehenen, bis zum Ocu- 
lar reichenden Stange. Da also der vor dem zweiten mittlern 
Nicol liegenden, aus entgegengesetzt drehenden Hälften bestehenden 
Quarzplatte von constantem Drehungswerthe Licht von beliebig 
wechselnder Schwingungsebene zugeführt werden kann, so muss 
als Summe der Drehung nach Durchdringen der Platte auch Licht 
von dem entsprechend veränderten Drehungswerthe, resp. Farbe, 
resultiren. Man kann auf diese Weise dem Gesichtsfelde allemal 
diejenige empfindlichste Färbung ertheilen, welche bei der kleinsten 
Verschiebung des Nonius die Farbengleichheit seiner Hälften aufhebt. 
Jedes Polarisationsmikroskop, dessen Stativ gross genug ist, 
um in dem Tubus zwischen Ocular und Objectiv eine 100mm. 
