106 C. Gänge, Die Polarisation des Lichtes im Dienste des Chemikers. 
lange Röhre aufzunehmen, lässt sich als Circumpolarisationsapparat 
verwenden, wenn man für eine geeignete Messung der erforder- 
lichen Winkeldrehung des Analysators sorgt. Diese ist durch 
einen radial angebrachten Zeiger oder Nonius und eine auf das 
obere Tubusende aufsetzbare Kreisscheibe mit Gradtheilung erreich- 
‘bar. Das Instrument wird dadurch zu einem Mitscherlich’schen 
Apparate und noch brauchbarer durch Entlehnung der getheilten 
halb rechts halb links drehenden Quarzplatte von dem Soleil- 
Ventzke’schen Apparate. Diese kann in eine Hülse gefasst in die 
Oeffnung des Objecttisches gesteckt werden. Für 200 mm. lange 
Röhren sind die Tuben selbst der grössten neuern Mikroskope zu 
kurz. Die Drehungsgrade der 100 mm. langen Flüssigkeitssäule 
sind daher jedesmal zu verdoppeln, wodurch freilich Beobachtungs- 
fehler in gleichem Maasse wachsen. Das so verwendete Polarisa- 
tionsmikroskop ist das oben erwähnte Instrument von Wasser- 
lein, übrigens von dem Verfasser dieser Schrift ohne Bekannt- 
schaft mit demselben schon früher ausgeführt worden (s: d. Sitzber. 
der med. naturw. Ges. in Jena 1876). 
Dasselbe Instrument in einfacherer Ausstattung ohne Stativ, 
wie ein Fernrohr zu handhaben, mit 200 mm. langem Rohre und 
Eintheilung nach Winkelgraden oder directen Zuckerprocenten ist 
später als Saccharimeter (Zeiss in Jena) oder Weinpolarisa- 
tionsapparat (Steeg & Reuter in Homburg), Preis 50 M., zweck- 
mässig verwendet worden und dient neuerdings in England zur 
Prüfung der Branntweinmaischen und Bierwürzen. 
In dem Halbschattenapparate von Jelett-Corny ist 
die Annahme verwerthet, dass Unterschiede in der Helligkeit auch 
von Ungeübten und selbst von Farbenblinden leicht zu erkennen 
sind, während feine Unterschiede zwischen Farbentönen nur ein 
empfindliches und geübtes Auge wahrnimmt. Vor dem Polarisator 
bedeckt die eine Hälfte des Gesichtsfeldes eine parallel zur Axe 
geschliffene Bergkrystallplatte, die andere Hälfte frei lassend. Ein 
als Ocular dienendes Fernrohr kann scharf auf die Halbirungslinie 
eingestellt werden. Der Apparat kann, weil sonst der Bergkry- 
stall farbig erscheinen würde, nur bei homogenem Lichte, einer 
mit Chlornatriumdampf gemischten Leuchtgasflamme, zu welcher 
ein eigener Brenner beigefügt ist, benutzt werden. Es handelt 
sich darum, vor und nach Einschaltung des Prüfungsobjectes die 
beiden Hälften auf ganz gleiche Halbschatten einzustellen, Die 
