C. Gänge, Die Polarisation des Lichtes im Dienste des Chemikers. 107 
Schwingungsebene des durch den hintern Nicol polarisirten Na- 
triumlichtes hat also in der freien Hälfte des Gesichtsfeldes eine 
andere Richtung als in der von dem Bergkrystalle bedeckten 
Hälfte. Die Ebenen der beiden Hälften bilden einen Winkel 
mit einander. Jede dieser beiden Schwingungsebenen kann durch 
Kreuzung mit dem Analysator abwechselnd völlig verdunkelt 
werden. In einer Mittelstellung der Schwingungsebene des Ana- 
lysators zwischen diesen beiden, welche diesen Winkel halbirt 
und auf der Scala mit O bezeichnet ist, kann dieselbe die beiden 
Hälften weder völlig verdunkeln noch aufhellen, da letzteres paral- 
lele Stellung erfordert. Sie wird dieselbe also in gleich starke 
Halbschatten versetzen. Eine eingeschaltete drehende Flüssigkeit 
lenkt diese beiden Ebenen gleichzeitig und gleich weit ab, bringt 
dieselben aber in ganz ungleiche Winkeldistanz von der Ebene 
des Analysators. Die eine wird der parallelen Stellung näher 
rücken und lichtstärker, die andere der gekreuzten Stellung und 
lichtschwächer werden. Gleiche Halbschatten können nur wieder 
hergestellt werden durch Drehung des Analysators in der Richtung 
und um den Betrag der Drehung in der Flüssigkeit, wodurch ein 
directes Maass der Vergleichung zwischen beiden gewonnen wird. 
Diese Apparate übertreffen die Mitscherlich’schen und kommen den 
Soleil-Ventzke’schen an Schärfe nahe. Ihre Unabhängigkeit von 
dem Farbensinne des Beobachters wird aber dadurch wieder auf- 
gewogen, dass das Gesichtsfeld nicht der Farbe der Flüssigkeit 
complementar gemacht, indem die Lichtquelle schwierig und unvoll- 
ständig durch Verdampfen anderer Metalle statt des Natriums die- 
sem Bedürfnisse angepasst werden kann. Anstatt der grössern 
kostspieligern Form haben Schmidt & Haensch in Berlin einen klei- 
nern Apparat zum Preise von 120 M. hergestellt, welcher allen 
Anforderungen genügt bis auf eine beigefügte Röhre von 198,4 mm, 
Länge zur Harnzuckerbestimmung, für Procente berechnet, welches 
nach Obigem unzuverlässig ist. 
Das vollkommenste Instrument ist der Polaristrobometer 
von Wild,! dessen Einrichtung einer andern optischen Erschei- 
nung entlehnt ist, welche in Vorstehendem schon erwähnt wurde. 
Senkrecht zur Axe geschnittene Platten aus Krystallen der ein- 
axigen Systeme zeigen im polarisirten Lichte durch Inferenz con- 
1) „Ueber ein neues Polaristrobometer“ von Professor Wild, Bern 1865. 
Haller’sche Verlagsbuchhandlung. 
