108  C. Gänge, die Polarisation des Lichtes im Dienste des Chemikers. 
centrische Ringe, welche bei weissem Lichte farbig, bei homogenem 
Lichte schwarz erscheinen. Dieselben sind am besten zwischen 
der Turmalinzange, unvollständig oder gar nicht unter dem Po- 
larisationsmikroskop zu sehen, weil die Ringsysteme zu gross sind, 
um ganz im Gesichtsfelde sichtbar werden zu können und bei der 
Vergrösserung durch die Ausbreitung über einen grössern Flächen- 
raum die Farben wie die Schatten an Intensität einbüssen. 
Unter Umständen .werden diese Interferenzfiguren nicht ring- 
förmig, sondern nehmen die Gestalt von parallelen, das Gesichts- 
feld durchziehenden Streifen an, welche am intensivsten erscheinen, 
wenn die Polarisationsebene, in welcher das Licht den doppelt bre- 
chenden Krystall verlässt, um 45° von der Schwingungsebene des 
Analysators abweicht, welche Stellung bei einer vollen Kreisdre- 
hung also viermal sich wiederholt. In den dazwischen liegenden 
Stellungen von je 45° von den genannten entfernt, also bei 0, 
90°, 180° und 270° des Kreisumfanges, sind die Interferenzstreifen, 
je mehr man sich diesen Graden nähert, allmählich und endlich 
ganz ausgelöscht. Dieses wird erreicht, wenn zwei Kalkspathplat- 
ten nicht rechtwinkelig, sondern um 45° gegen ihre Hauptaxen 
geneigt ausgeschnitten und dieselben rechtwinkelig gekreuzt wer- 
den. Solches Plattenpaar befindet sich im Wild’schen Polaristrobo- 
meter hinter dem Objectiv des den Analysator enthaltenden 
Beobachtungsfernrohres. Im Brennpunkte des Objectivs steht ein 
aufrechtes schräges Fadenkreuz, auf welches das Ocular scharf 
einzustellen ist, weil nur dann die Streifen am kräftigsten hervor- 
treten und erst bei den genauen betreffenden Einstellungen ver- 
schwinden. Die Streifen sind, nach dem Hauptschnitte des durch 
Klemmschraube befestigten Analysators sich richtend, horizontal 
und geht der mittelste stärkste durch den Schnittpunkt des Fa- 
denkreuzes. Der Polarisator ist durch eine Triebstange drehbar 
und mit ihm eine grosse, an einem Index oder Nonius vorbeilau- 
fende Kreisscheibe, welche eine mit blossem Auge nicht unter- 
scheidbare Theilung, auf Wunsch in drittel Grade, und daneben 
eine andere Theilung hat, welche die Zabl der in 1 Liter enthal- 
tenen Gramm Zucker angiebt. Die Scalen werden durch einen 
ringförmigen Spiegel beleuchtet und durch die Oeffnung desselben 
vermittelst eines dem Tubus parallelen Fernrohres abgelesen. Man 
verwendet Natriumlicht, damit die Interferenzstreifen schwarz wer- 
den und hat unter den vier Quadranten des Kreises die Wahl, da 
