Quantitative Essigprüfung. 193 
#. . . 
Ueber quantitative Essigprüfung. 
Hugo Flek, Assistent an der Königl. polytechni- 
schen Schule zu Dresden, empfiehlt als ein sich immer 
gleich bleibendes Reagens Kalkwasser anstatt der von 
Otto angewendeten Ammoniakflüssigkeit, da es sich leicht 
darstellen und bei mittlerer Temperatur und häufigem 
Gebrauch immer gleich stark erhalten lasse. 
Der Aci- oder Aceti- 
meter, in welchem die 
Prüfung vorgenommen 
wird, ist die graduirte 
Röhre A, welche vom 
Fuss bis zum letzten 
Theilstriche bei + 15 
Grad Cels. 103,25 Cub.- 
Centimeter fasst. Der 
Raum bis a fasst 0,5 
Cub.-Centim. und wird 
mit Lackmustinctur ge- 
füllt. a—b fasst 2,5 
Cub.-Centim. und wird 
mit dem zu prüfenden 
Essig gefüllt, wenn der- 
selbe nicht mehr als 
10 Procent Essigsäure 
enthält; ist der Essig 
aber stärker, so füllt 
man nur bis c, das ist 
. die Hälfte des ganzen 
Raumes, Essig ein und 
setzt so viel Wasser 
zu, dass bis 5 die zu 
untersuchende Säure 
reicht. In diesem Falle 
muss dann das zur Sät- 
tigung verwandte Kalk- 
wasser mit 2 multipli- 
cirt werden, ehe man 
die Division mit 10 vor- 
nimmt. Der Raum von 
b bis zum letzten Theil- 
strich fasst 100 Cub.- 
Centim., welche nach 
obiger Theilung nicht erst dividirt zu werden brauchen. 
Arch. d. Pharm. CXXXV.Bds. 2.Hft. 13 
