110 P, Reichardt, Arbeiten der Titriranalysen. 



In gewisser Beziehung könnte man die Saugröhren durch die 

 Abflussröhren vollständig ersetzen, allein die so einfachen Pipetten 

 gestatten seht- leichte Handhabung und sicherste Messung, weshalb 

 sie nicht entbelu-t werden können. Sic verlangen allerdings etwas 

 üebung, in dem. man bis wenig über die Marke die Flüssigkeit ein- 

 saugt, rasch mit dem Zeigefinger scliliesst und nur durch schwache 

 Lüftung die überstehende Menge bis ziu- Marke ablaufen lässt. Die 

 Pipetten sind so gefertigt, dass die ablaufende und abtropfende Flüs- 

 sigkeit genau die Anzahl Cubikcentimeter ergeben muss, ohne Nach- 

 spülung! sodass man ununterbrochen hinter einander arbeiten kann. 



Die Genauigkeit der Pipetten liegt abermals in der feinen 

 Eöhre, welche den oberen Theil ausmacht, so dass selbst kleinste 

 Mengen Flüssigkeit sofort bemerkbar hervortreten müssen, die Marke 

 demnach sehr genau bezeichnen muss. 



Es genügen für gewöhnlich einige Pipetten von je 100 C. C, 

 50 C. C, 10, 2 und 1 C. C; oder man schafft sich auch 25, 20, 5 C.C. 

 in verschiedenen Stücken an, da diese Saugröhren zu sehr billigem 

 Preise hergestellt und geliefert werden. 



Werth und Verwendung können durch einfache Beispiele vor- 

 geführt werden. Es sind 276 Cub.- Cent. Flüssigkeit abzumessen! 

 Hierzu bediente man sich gern der getheüten Cylinder, welche z. B. 

 bei 1 Liter Lihalt Theilstriche bis zu 5 oder 10 C. C. haben, kleinere 

 Theilungen sind nicht möglich, da bei der nothwendigen Weite eines 

 solchen Gefässes 1 C.C. kaum merkbare Erhöhung des Flüssigkeits- 

 spiegels bewirken kann. Dies en-eicht man aber dadurch, dass man 

 sich noch Cylinder zu 200 oder 100 oder 50 C.C. Inhalt zulegt und 

 diese geben dann die kleineren Theilungen schärfer wieder, jedoch 

 nimmermehr mit der Genauigkeit der Pipette, deren einziger Theil- 

 strich auf der feinen obersten Eöhre sich befindet. Man saugt des- 

 halb in ein beliebiges, hinlänglich geräumiges Glas mittelst Pipetten 

 2 X 100 C.C, 1 X 50, 2 X 10, 1 X 5, 1 X 1 C. C. und hat mm mit 

 möglichster Schärfe 276 C.C. zugeführt. Vergleicht man endlich den 

 Preis graduirter Cylinder und denjenigen der Pipetten, so sind die 

 letztem natüi-lich weit billiger und bei etwaigem Zerbrechen leichter 

 ersetzbar auch in Beziehimg der Kosten. Ganz abgesehen von der 

 Unmöglichkeit, kleinere Mengen Flüssigkeit in grösseren Mosscylin- 

 dern genau zu stellen, ist die Arbeit mit den Pipetten eine sehr 

 rasche, die Ablesung und möglichst scharfe Einstellung in der grösseren 

 Maasscylindem dagegen eine oft sehr zeitraubende und imangenehme. 



