E. Reichardt, Arbeiten der Titriranalyse. 111 



Diese Saugröhi-en finden aber ferner bei der Analyse überhaupt 

 sehr geeignete Verwendung. Bei der früher fast allein üblichen 

 Gewichtsanalyse wird ein dem Gange der Untersuchung und der 

 Genauigkeit der "Waage und der Bestimmung entsprechende Menge 

 Körper abgewogen; z. B. 1 g. oder 0,376 g. ; d. h. die gerade auf die 

 "Waage gelangende Menge genommen; bei einer zweiten, z. B. ver- 

 gleichenden Analyse wiegt man eine zweite beliebige Menge ab, die 

 Rechnung wird dann später die zu vergleichenden Zahlen ermitteln. 

 "Weit leichter und genauer werden aber diese Bestimmungen werden, 

 wenn man eine grössere Menge Körper abwiegt und die zur Unter- 

 suchung bestimmte Lösung auf ein bestimmtes Maass — Titre — 

 bringt, z. B. auf 500 CG. Hierauf nimmt man 100 C. C. oder 10 

 oder 50 zu dieser oder jener Bestimmung und hält immer noch Yor- 

 rath zu Vergleichsbestimmimgen oder unvorhergesehenen Unglücks- 

 fällen zur Hand. Dieselbe Lösung von demselben Körper und stets 

 genügend zur weiteren Prüfung, das sind Vortheile, welche jeder 

 Analytiker einsehen wird. Ferner Prüfung von irgend welcher 

 Flüssigkeit in Maass- oder Gewichtsanalyse — man nimmt 1-, 2-, 

 3- U.S.W. Mal 10 e.G. und gebraucht dazu überall die Pipetten, 

 vielleicht ein und dieselbe. So erfahren gerade diese Saugröhren 

 eine sehr vielfältige und empfehlenswerthe Verwendung. 



Die Büretten und Abflussröhren sind dagegen diejenigen 

 Apparate, mit welchen die eigentliche Maassanalyse ausgeführt wird. 

 Die Genauigkeit derselben hängt von der Ausführung der Theilung 

 ab, weshalb früher sogar vielfach vorgeschrieben wurde, diese selbst 

 zu fertigen; jedoch besitzen die eigentlichen Glaskünstler jedenfalls 

 mehr Uebung darin; die erkauften Büretten bedürfen aber stets 

 genauer Nachprüfung. Büretten für mehr Flüssigkeit — 50 und 

 mehr Cub.-Cent. — werden wegen der grossem "Weite der Röhren 

 stets ungenauer, so dass die Theilung in ^/k, G.G. kaum noch 

 günstige Ablesung gestattet, deshalb ist es geeigneter, die Analyse 

 mit dünn röhrigen, kleinern Abflussröhren vorzunehmen 10 — 25 G.G., 

 bei denen dann eine nothwendige Genauigkeit auch den Ungeübtem 

 geboten wird. Für kleinste Theilungen von z. B. 1 G. G. in 10 oder 

 100 Theilen dienen meistens völlig gleichmässig beschaffene Röhren 

 mit dünnster Oeffnung und zum Saugen eingerichtet ; bei der gewöhn- 

 lichen Titriranalyse werden diese letzteren fast niemals gebraucht. 

 Der Ausfluss wird durch den Quetschhahn oder Glashahn geregelt, 

 letztere Vorrichtung kann jedoch nicht bei Alkali gebraucht werden, 



