B. Kohlmaiin, Apparat ziu- Maassanalyse. 345 



Apparat zur Maassanalyse. 



Von B.Kohl manu in Eeudnitz- Leipzig. 



Die Anwendung der Maassanalyse zur Prüfung der Präparate, 

 "wie sie die neue Pliarmacopoe vorschreibt, ist zwar als ein grosser 

 Fortschritt zu betrachten, allein elio sie mehr in Fleisch und Blut 

 übergeht, muss ihi-e Handhabung noch vereinfacht werden. Die 

 bisherige Einrichtung der in einem Halter befindlichen Quetsch- 

 hahnbüi-ette ist für diejenigen, welche nicht fortwährend zu titriren 

 haben, immer noch zu complicirt und ilire Verwendung erfordert 

 für Reinigung imd andere nebensächliche Arbeiten einen viel grösse- 

 ren Zeitaufwand, als die Arbeit des Titrirens. Ist schon das Ein- 

 füllen der Normallösung in die Bürette vermittelst eines kleinen 

 Trichters, das Entfernen der Luft aus dem Grummischlauche und 

 das genaue Einstellen der Lösung auf den Nullpunkt umständlich, 

 so nimmt das nach beendigtem Yersuche erforderliche Zurückfüllen 

 der nicht verbrauchten Normallösung und das Reinigen von Trichter 

 und Bürette geraume Zeit in Anspruch; wird dann die Bürette, 

 ehe sie vollständig getrocknet ist, wieder gebraucht, so hat man 

 sie vorher wieder mit Normallösung auszuspülen, wodurch natür- 

 lich Verluste der doch immer in Rechnung zu stellenden Normal- 

 lösungen eintreten ; dabei kommen letztere fortwährend mit der Luft 

 in Berührung, was bei empfindlichen Lösungen, z. B. Chamäleon, 

 Kalilauge u. a. wohl zu beachten ist. 



Berücksichtigt man ferner die Umständlichkeit der Instandhal- 

 tung der einzelnen Theile der Büretten, also des Gummischlauches, der 

 G-lasspitze und des Quetschhahns, sowie auch der Einfülltrichterchen, 

 bei denen fortwährend Neuergänzungen erforderlich sind, so wird 

 Niemand verkennen , dass , wie schon oben erwähnt , die Vor - und 

 Nacharbeiten einer einzelnen Titrirung viel zeitraubender sind, als 

 diese letztere selbst. 



Mit Recht wird für pharmaceutische Zwecke die Binks'sche 

 Bürette empfohlen, deren Handhabung sich schon viel einfacher 

 gestaltet, als die Eingangs erwähnte; aber auch hier ist das jedes- 

 malige Füllen und Reinigen nicht zu umgehen; dabei erschwert die 

 Länge der Röhre das gleichmässige Zufliessenlassen und wenn man 

 die Menge der ausgeflossenen Lösung beurtheilen will, muss der. 

 Versuch unterbrochen und die Röhre in die vertikale Lage zurück- 

 gebracht werden; sehr- leicht bleibt auch in der Ausflussspitze ein 



