198 



Miscellen. 



Alkoholometer. 



Dieser Alkoholo- 

 meter ist von G ei ss- 

 ler in Bonn erfun- 

 den und von ihm 

 Vaporimeter genannt 

 worden ; man kann 

 mit ihm den Wein- 

 geistgehalt aller aus- 

 gegossenen Flüssig- 

 keiten genau bestim- 

 men. Enthalten die- 

 selben noch Kohlen- 

 säure, so muss man 

 diese mit gebranntem 

 Kalk vorher wegneh- 

 men. Extractivstoff, 

 Zucker, Gummi u. s.w. 

 beeinträchtigen die 

 Genauigkeit der Be- 

 stimmung nicht. 



Der Apparat be- 

 steht aus dem Fläsch- 

 chen 0, in welches die 

 lange gebogene Röhre 

 B eingeschliffen ist; 

 einem Kessel A, in 

 welchem Wasser 

 durch die darunter 

 befindliche Spiritus- 

 lampe zum Sieden ge- 

 bracht werden kann, 

 und demDoppelcylin- 

 der-D, der das Fläsch- 

 chen umgiebt, und 

 durch den die Was- 

 serdämpfe aus dem 

 Kessel ihren Weg 

 nehmen. Will man 

 den Apparat gebrau- 

 chen, so entfernt man 

 zuerst den Cylinder 

 D, nimmt dann das 

 Fläschchen O mit der 

 Röhre J3, welche durch 

 eine Messingplatte bei 

 cc auf H befestigt ist, 

 ab, bringt das Fläsch- 

 chen durch Umdrehen 

 in die natürliche Lage 

 und zieht die Röhre i? 

 heraus. Das Fläschchen ist bei a und b durch Striche in zwei un- 

 gleiche Theile getheilt; man füllt nun die untere Abtheilung bis a 

 genau mit Quecksilber, den oberen Theil bis b mit der zu prüfen- 

 den Flüssigkeit, schliesst mit der Röhre B y befestigt diesen Theil 



