Th. ruscb, Eine einfache aber zweckmässige Bürette. 23 



worden, dass es vielleicht gewagt erscheint, nochmals dieses Thema 

 zu berühren, um so mehr, als ich nicht beabsichtige, etwas absolut 

 Neues zu bringen, sondern nur etwas Bekanntes resp. Naheliegendes 

 der Beachtung der Interessenten zu empfehlen. Da es sich aber um 

 ein ebenso einfaches, wie praktisches, dabei für die von der neuen 

 deutschen Pharmacopöe vorgeschriebenen maassanalytischen Operationen 

 vollständig ausreichendes Instrument handelt, so glaubte ich anneh- 

 men zu dürfen, dass eine Beschreibung desselben für die Herren 

 CoUegen, insbesondere die Apotheken -Revisoren, nicht ganz ohne 

 Interesse sein wird. 



Unter den vielen existirenden Büretten werden sowohl die Mohr- 

 schen Abflussbüretten , wie auch die Ausgussbüretten nach Gay- 

 Lussac, Geisler, Binks, \'ielleicht auch die nach Kersting, ihre Lieb- 

 haber gefunden haben. Es "vsörd so mancher , der viel maassanalytisch 

 arbeitet, alle oder einen grossen Theil dieser verschiedenen Bürette n- 

 arten schon einer Probe unterworfen und sich die ihm am meisten 

 zusagende ausgesucht haben. Auch mir ist es so gegangen und ich 

 benutze schon seit länger als einem Decennium zur Aufnahme der 

 ^/lo Normal -Silberlösung imd der Kaliumpermanganat -Lösung zwei 

 Gay -Lussac' sehe Büretten, während ich für Normal- Säure und Nor- 

 mal-Alkali mich der Mohr'schen Ausflussbüretten bediene. In Bezug 

 auf letztere möchte ich , im Yorbeigehen , nur bemerken , dass ich den 

 Quetschhahn bei denselben verwerfe , da er so leicht ein Zusammen- 

 kleben des Gummirohrs, auch nicht selten ein Zerreissen desselben 

 an der geklemmten Stelle verursacht und mich dafür, nach einer 

 vor Jahren gelesenen Empfehlung von irgend Jemandem , dessen Namen 

 ich undankbarerweise vergessen , eines kleinen 6 — 8 mm. langen , an 

 beiden Seiten rundgeschmolzenen Glasstabstückes bediene, welches 

 zwischen die Bürettenspitze und das Ausflussröhrchen in den Gummi- 

 schlauch geschoben wird und denselben so genau schliessen muss, 

 dass aus der gefüllten Bürette nicht die Spur herausfliessen kann. 

 Schiebt man nun mit 2 Fingern den Gummischlauch um den Glas- 

 stab herum in eine Falte zusammen, so kann man nach Belieben, 

 im Strahl oder tropfenweise die Flüssigkeit aus der Bürette aus- 

 treten lassen. 



Als ich mich in diesem Jahre zu den Apotheken -Revisionen vor- 

 bereitete, da galt es zum ersten Male auch eine passende Bürette 

 zu wählen. Die Mohr'sche erschien der nöthigen Statifs wegen zu 

 unbequem und die Gay-Lussac'sche, des feinen Ausflussrohres wegen, 



