136 



Vi 



Hl 



K 



M 



natürlich nach Abschrauben 

 der Objcctive, bequem gestat- 

 tet, lange Analysin-«)hren (R) 

 mit beliebig hohen Flüssig- 

 keitsscli ichten einzuführen und 

 unter Anwendung beliebiger 

 Lichtquellen — Gas-, Son- 

 nen- oder einfarbiges Licht 

 — zu untersuchen. Es ist 

 dies um so leichter möglich, 

 da der unter dem Objecttisch 

 angebrachte Spiegel das Licht 

 von jeder beliebigen Stelle 

 her in die Tubusröhre wer- 

 fen kann. Um ein gleich- 

 massiges Lichtbündel paral- 

 leler Stiahlen zu erhalten, 

 ist es gut, eine Cylinderblen- 

 dung am Objecttisch anzu- 

 bringen. Bei sehr dunklen 

 Spectren, die überhaupt nur 

 mit Sonnenlicht aufgelöst 

 werden können , concentrire 

 ich das letztere noch dadurch, 

 dass ich das vom Spiegel 

 iu den Tubus geworfene Licht 

 vor seinem Eintritt in den- 

 selben durch ein Doublet von 

 entsprechender Brennweite 

 concentrire. ^ Als Analysir- 

 röhren verwendet man am 

 besten solche von weissem 

 Glas, die unten — ohne einen 

 Nabel ! — zugeschmolzen (R). 



1) Man kann sich dabei pas- 

 send des Pringsheim'schen pho- 

 tocheniischen Mikro-skopes be- 

 dienen (vgl. meine Beschreibung 

 desselben in Zeitschr. f. Instru- 

 mentcnkundo. October 1881.) 



