138 A. Tschiich, Untersuchungen über d. ChloropliyU cl. Pflanzen. 



justirbare Angst röm'sche Scala, die die Wellenlängen direct in 

 hunderttausendstel Mülimeter Wellenlängen abzulesen gestattet. 



Fig. 2. 



Fig. 3. 



(Durchschnitt in 7-2 nat. Gr.) 



(Horizontalschnitt durch die 

 Trommel in nat. Gr.) 



In Figur 2 bedeutet N — R das Scalenrohr mit der Vorrich- 

 tung zur Justinmg, nebst seitlicher Beleuchtung 0. (Buchstaben 

 ■svie in Fig. 1.) P ist die Schraube, welche zur Einstellung der 

 seitlich verschiebbaren Prismencombination auf bestimmte Scalen- 

 theile dient. (Die D- Linie ist stets auf 58,9 einzustellen.) Die 

 Yorrichtung K — L dient dazu, die Prismencombination bei Seite zu 

 schieben und den unteren Theil als Ocular zu directer Beobachtung 

 zu verwenden. Bei A sitzt das Yergleichsprisma (V in Fig. 1.) 

 Fig. 3 zeigt die innere Einrichtung der Trommel A (Fig. 2), an der 

 sich die Yorrichtung (Hebel) zur Einstellung des Yergleichsspeo 

 trums (oben links) resp. zur Abstellung desselben und die Schrau- 

 ben, welche die Weite und Höhe des Spaltes reguliren (Schrauben 

 F und H), befinden. 



Hit Hilfe dieses Spectralapparates sind bei Weitem die meisten 

 spectralanalytischen Untersuchungen von mir angestellt — nur in 

 kritischen Fällen nehme ich einen grossen Spectralapparat zu Hilfe. 



Untersucht man auf die angegebene Weise die alkoholischen 

 Chlorophyllauszüge, so zeigt sich alsbald, dass dieselben bereits eine 

 mehr oder weniger starke Oxydation erlitten haben; Die ChlorO' 



