540 M. VogtheiT, Neue Bürette. 



Anleitung znr Anscliaffiing der für die maassanalytischen Arbeiten 

 in der Apotheke nöthigen Apparate gab Mylius in der Pharm. 

 Centralh. 1882. No. 32. Dieselbe zeichnet sich durch gründliches 

 Studium aller einschlägigen Arbeiten aus und kann als höchst zweck- 

 entsprechend bezeichnet werden. Yon den bekannten Büretten sclüägt 

 M. die Bink'sche (englische Giess -) Bürette vor und hebt als vor- 

 zügliche Eigenschaften derselben bequeme Eeinigung und verhält- 

 nissmässig geringe Zerbrechlichkeit hervor; es ist aber für den 

 Ungeübten mit einiger Mühe verbunden, sich auf das Titriren mit 

 dieser Bürette soweit einzuüben, dass eine sichere, genaue Analyse 

 zu Stande kommt. Daher mag es auch gekommen sein, dass sich 

 diese Bürette sowenig Freunde erwarb und die Meisten lieber zur 

 Molu-'schen Quetschhahn-, zur Glashahn- oder zur Gay-Lussac'schen 

 Giessbürette griffen und diese alle trotz grösserer Zerbrechlichkeit, 

 trotz Mühe und Plage beim Reinigen der Bink'schen Bürette vor- 

 zogen. Man suchte dann nach allerlei Verbesserungen, die meist 

 darauf hinausliefen, für die theure Glashahnbürette eine gleich prac- 

 tische, aber billigere herzustellen; trotz vieler Vorschläge ist aber 

 nichts wirklich Lebensfähiges geschaffen werden. Gegen Ende des 

 Vorjahres z. B. versuchte Herr Apotheker Kohl mann für seine Flaschen- 

 bürette, die Versclüuss und Bürette sugleich war, Propaganda zu 

 machen; dieselbe erwies sich als unzweckmässig für gutes Arbeiten 

 und der Erfinder hat die Vorwürfe, die seinem Apparate von Dr. Hüb- 

 ner-Jena gemacht wurden, bis heute nicht entkräften können. 



Dr. Hübner hat nun selbst versucht, nicht mvc das Unbrauchbare 

 als solches zu bezeichnen, sondern auch Besseres an seine Stelle zu 

 setzen und im Verlaufe der hierauf gerichteten Versuche hat er sich 

 veranlasst gesehen, die ganze Idee der Flaschenbürette fallen zu 

 lassen, und ist selbst ziu- gewöhnlichen Ausflussbürette wieder 

 zurückgekehrt. Für diese war früher schon der Vorschlag geschehen, 

 man möge zur Ersparniss der theiuren, leicht zerbreclüichen Glas- 

 hahnbüi-ette, die bei Chamäleon und Sübernitratlösung nur durch 

 Giessbüretten ersetzt werden konnte, an der oberen Oeffnung einer 

 Messpipette einen Gummisclüauch mit Quetschhalin befestigen, so 

 erhalte man eine Bürette, bei der die Flüssigkeit mit organischen 

 Stoffen nicht in Berührung komme und trotzdem der Glashahn 

 ersetzt sei. 



Diese Bürette hat aber den Nachtheil, dass sie sich schwer 

 reinigen lässt, weU ihr Hals oben sehr eng ist. Es war also 



