542 M. VogthciT, Neue Bürette. 



wün sehen swerth, eine neue Bürette so einzurichten, dass die Maass- 

 flüssigkeiten mit organischen Stoffen nicht in Berührung kommen, 

 dass sich aber dennoch die Bürette leicht reinigen lässt und man 

 die Maassflüssigkeit mit der zu genauen Arbeiten nüthigen Leich- 

 tigkeit ausfliessen lassen und zurückhalten kann. Daraus entstand 

 nun allmählich ein Instrument von vorliegender Form (Fig. 1), welches 

 für das deutsche Keich patentirt worden ist. Eine graduirte 

 Eöhre von 30 C. C. Inhalt ist unten in eine längere Ausflussspitze 

 verjüngt, oben mit einem Kautschukstöpsel luftdicht verschlossen. 

 Seitlich, in beliebiger Höhe über der Graduirung befindet sich ein 

 kurzes, im "Winkel gebogenes, engeres Glasrohr, mit schief aufstei- 

 gendem Schenkel, an dem ein Gummi schlauch von beliebiger Länge, 

 mit Mundstück versehen, befestigt ist. (Das Rohr) der Kautschuk- 

 schlauch wird mit einem Quetschhahn versehen. Zur FüUung saugt 

 man die Maassflüssigkeit vorsichtig in die Bürette bis über den 

 NuUpunkt, schliesst den Quetschhahn und stellt die Flüssigkeit 

 schliesslich durch langsames Ausfliessenlassen auf den Nullpunkt ein. 

 Beim Oeffnen des Quetschhahnes lässt sich das Ausströmen der Flüssig- 

 keit sehr gut reguliren, so wie auch plötzlich verhindern. Man fin- 

 det sogar, dass, wenn man unmittelbar vor der Endi'eaction zu stehen 

 glaubt, man den Quetschhahn gar nicht zu öffnen braucht, um noch 

 einige Tropfen ausfliessen zu lassen; man hat nur nothig, oberhalb 

 des Quetschhahnes auf den Gummischlauch zu drücken, worauf noch 

 einige Tropfen fallen werden. Freilich kann man dann nicht ver- 

 hindern, dass Luftblasen in der Flfissigkeit aufsteigen, was bei man- 

 chen Substanzen vermieden werden muss; in solchen Fällen muss 

 dieses Yerfahren dann natürlich unterbleiben. Einen Nachtheil besitzt 

 das Instnmient: GefüUt kann es nicht tagelang hingestellt werden; 

 denn da das über der Flüssigkeitssäule befindliche Luftvolumen all- 

 seitig abgeschlossen ist', so wird es bei der Ausdehnung durch 

 Erwärmung einige Tropfen Flüssigkeit herausstossen ; andrerseits 

 würden beim Abkühlen einige Luftblasen durch die Flüssigkeit 

 aufsteigen. Da dieses Stehenlassen der gefüllten Bürette leicht ver- 

 mieden werden kann und durchaus nicht nothwendig ist, so fällt 

 diese Unannehmlichkeit kaum ins Gewicht. 



Aus dem Gesagten geht hervor, dass die neue Bürette den 

 alten in Nichts nachsteht; sie hat aber den Vorzug der Billigkeit 

 vor der Glashahnbürette (sie ist von Schlag & Behrend in Berlin 

 zu beziehen); auch ist sie nicht so zerbrechlich, als jene, lässt sich 



