327 



Mittheilung 



über die Resultate von Pendelbeobachtungen zur 



Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde. 



Von Dr. J. Wilsing 



in Potsdam. 



(Vorgelegt von Hrn. Auwers am 31. März [s. oben 8. 309].) 



In dem Sitzungsbericht vom 15. Januar 1885 Labe ich eine neue 

 Methode zur Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde durch 

 Pendelbeobachtungen angegeben. Ich habe seitdem eine Reihe von 

 Beobachtungen nach dieser Methode durchgeführt und gebe hier einige 

 Mittheilungen über den Gang der Beobachtungen und die erlangten 

 Resultate, welche in den Puhlicationen des Astrophysikalischen Obser- 

 vatoriums ausführlich veröffentlicht werden sollen. 



Das Pendel, welches von Repsold mit ausgezeichneter Sorgfeit 

 ausgeführt ist. besteht aus einem 1'" langen gezogenen Messingrohr 

 von 4'" 1 Durchmesser, dessen Enden Kugeln aus Rothguss von etwa 

 550 81 Gewicht tragen. Durch die Mitte des Rohrs ist die mit ihm 

 lest verbundene <>''"' Lange Achatschneide geführt, welche auf einem 

 gleichfalls aus Achat bestehenden Lager von gleicher Länge aufliegt. 

 Am oberen Ende des Instruments können drei kleine, leicht zu ent- 

 fernende Messingscheiben aufgelegt werden. Die Beobachtung der 

 Schwingungsdauer mit und ohne Scheiben liefert die für die Rechnung 

 nothwendigen Reductionsconstanten , also das Trägheitsmoment und die 

 Lage des Schwerpunkts des Pendels. Unmittelbar neben der Schneide 

 belinden sieh kleine Spiegel, welche eine genaue Beobachtung der Os- 

 eillationen mit Hülfe des Fernrohrs ermöglichen. Eine t'orrections- 

 schraube am oberen Ende des Instruments dient zur Berichtigung der 

 Gleichgewichtslage. 



Durch die Wahl des Materials (Messing. Glas. Achat) waren 

 magnetische Störungen ausgeschlossen; ausserdem waren als leitende 

 Gesichtspunkte bei der Construction dieses ausserordentlich einfachen 

 und mechanisch übersichtlichen Apparats maassgebend : Erzielung 



