(ißt) Sitzung der physikalisch -mathematischen C'lasse vom "JO. Juli. 



ben haben. So Avar es, da Widerstände bis looooo Ohm gemessen 

 werden mussten, wesentlicli, einen haltbaren möglichst capacitäts- 

 t'reien Rheostaten zu besitzen, welcher von Siemens & Halske unse- 

 ren Wünschen entsprechend hergestellt und in der IL Abtheilung der 

 Reichsanstalt auf die Normale der letzteren zurückgeführt wurde; die 

 Fehlertabelle hält sich innerhalV) '/loooo- 



Die BeoTtachtung fand , ausser bei dem Wasser, stets in der Mitte 

 des Drahtes statt. Durch beiderseitige Vorschaltung war die Empfind- 

 lichkeit des in looo Theile getheilten Brückendrahtes noch verzehnfacht. 

 Nur bei der grössten Verdünnung (o.oooi normal) und dann später, wenn 

 die Concentration o.oi überschritten wurde, fehlte dem Tonminimum 

 die Schärfe, welche die Vorschaltung noch lohnend erscheinen Hess. 

 Die Concentration 0.05 zeigte, in dem Becherglase bestimmt, ofienbar 

 wegen Polarisation, ein um durchsclmittlich '/noo kleineres Leitver- 

 mögen als das in den constanten Gefässen gefundene. Benutzt Avurde 

 daher das letztere. Um die elektrostatische Capacität, welche sich nicht 

 im Rheostaten, aber in der Flüssigkeitszelle bemerkbar machte, wenn 

 sie mit Wasser gefüllt war, zu corrigiren, diente ein kleiner Conden- 

 sator. Das Telephon commutirte man , um Unsymmetrien zu eliminiren. 



Besondere Vorsicht wurde auf die Anwendung so schwacher elektri- 

 scher Ströme verwandt, dass keine StroniAvärme merklichen Betrages 

 entstand. Unsere, durch Hrn. Grützmacher an die Scala der Reiclisan- 

 stalt angeschlossenen Temperaturen werden bis auf o?oi richtig sein. 



Die chemischen Praej^arate und, soAveit es nöthig war, auch die 

 Analyse der Lösungen verdanken wir den HH. Mylius, Funk und Dietz. 



Der Mühe, die nicht unbeträchtlichen Mengen reinen Wassers selbst 

 darstellen zu müssen, wuirden wir durch die Firma Kahlbaum enthol)en, 

 welcher es gelang, Wasser in grosser Menge von einer nicht minder 

 guten Beschaffenheit darzustellen, wie man sie mit allen Vorsichtsmaass- 

 regeln sonst nur selbst erhalten kann und wie es bei fabrikmässiger 

 Bereitung aus begreiflichen Gründen bei Aveitem nicht der Fall zu sein 

 pflegt. Es war so möglich, zu den folgenden Versuchen (mit Ausnahme 

 von je einer der NaCl- und KNO3- Lösungen, die vorher bestimmt Avor- 

 den waren) lauter Wasser aus demselben Vorrath zu A^erAvenden. 



Das zur Herstellung der A'erdünnten Lösungen gebrauchte Ver- 

 fahren schliesst sich einer früheren Arbeit im wesentlichen an.' Von 

 einer gewogenen Wassermenge (^ Liter ungefähr) ausgehend, stellte 

 man mittels hundertel, zehntel und ganz normaler Lösungen die ge- 

 Avünschten Concentrationen durch Pipetten her. Abgesehen aber da- 

 von, dass die letzteren eine für genaue Messung geeignetere Gestalt 



KoHLEAUScH. WiED. Ann. 27. 161. Ii 



