KoHLRAUSCH uiul 51. E. IMaliey : Leitvermögen von Lösijiigen. 6(i7 



hatten als früher, wurden sie nicht wie damals mit Auslauf, sondern 

 mit Nachspülung- gebraucht. Das Ausblasen ersetzt man dabei zweck- 

 mässig durch Erwärmen , Avährend die obere Öfinung geschlossen wird. 

 Ein Fehler von i mm^ ist ausgeschlossen. 



Das Nachspülen nimmt nun einige Zeit in Anspruch ; dass hieraus 

 nicht Nachtheile entstehen, war nur dadurch möglich gemacht, dass 

 die Operationen in einem stets bedeckten Gefäss mit Rührer 

 ausgeführt wurden. Andernfalls kommen merkliche Fehler, einerseits 

 durch die Verdunstung, andrerseits durch den Eintluss der Zimmerluft 

 auf das Wasser, herein. 



Letztere Bemerkung wird am treffendsten durch die von uns bald 

 gemachte Erfahrung illustrirt, dass es zur Haltbarkeit des Wassers 

 noth wendig war, bei dem Beginn der Versuche, d. h. vor dem Ge- 

 brauche des Rülirers, das halbe Liter Ziramerluft unter dem Deckel 

 des Gefasses mittels Absaugen im Freien durch gute Luft zu ersetzen. 

 Mit derartigen Vorsiehtsmaassregeln und unter Mitwirkung des Jenaer 

 G(^rätheglases, aus dem das Gefäss bestand, konnte man Wasser längere 

 Zeit hindurch fast ungeändert erhalten. 



Die in die Flüssigkeit tauchenden Elektroden, je 4''''° gross, in y" 

 Abstand, sind von Hrn. Richter mit den Platinzuführungen in Jenner 

 Thermometerglas eingeschmolzen. Sie tauchen so tief unter, dass die 

 Änderung der Widerstandscapacität, welche durch das Nachfüllen aus 

 den Pipetten entsteht, klein ist und leicht genau ermittelt werden kann. 

 Die Temperaturbestimmung war bis auf weniger als o?oi sicher. 



In diesem Gefäss wurden die Concentrationen von 0.000 1 bis 

 0.02 gr- Aeqvi./Liter beobachtet: für die stäi-keren Lösungen dienten 

 die genannten constanten Gefässe XXXV, Ri und R2 und ein Gefäss 

 i?4* von geringerer Capacität. die man auf die anderen drei zurück- 

 geführt hatte. 



Der Versuch, die Verdünnung noch weiter als bis 1 0000 Liter/gr- 

 Aequ. zu treiben, wurde bald aufgegeben, weil in diesem Gebiet keine 

 Genauigkeit zu erreichen w^ar, die weiter gieng als das, was sich nach 

 früheren Erfahnmgen bereits durch Extrapolation schliessen lässt. Es 

 ist auch wegen des Wassereinflusses schwer, die beobachteten Leit- 

 vermögen so verdünnter Lösungen noch zu deuten. 



Zu dem schwierigen Theile der Arbeit gehört die Bestimmung 

 der Widerstandscapacität der genannten Elektroden , da sie mit einer 

 so gering leitenden Lösung (in der Regel 0.0 1 normal) ausgeführt 

 werden muss, dass schon deren Umgiessen merkbare Fehler veran- 

 lassen kann. Diese Bestimmung Avurde oft wiederholt, auch um etwaige 

 zeitliche Änderungen zu entdecken, die an so eng stehenden Elek- 

 troden auftreten können, selbst wenn sie in Glas eingeschmolzen sind. 



