6bS Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 20. Juli. 



Mail k.anii den von der elektrischen Seite entstellenden Fehler 

 einer einzelnen Bestimmung der Capacität auf einige Zelintausendtel 

 schätzen. Unter i 5 Bestimmungen fand sich als kleinster und grösster 

 Werth 0.09893 und 0.09902 cm"' und als Mittel 0.09898 cm~'. Die 

 grösste Abweichung von letzterem beträgt also ± 5, ,oooo- Ein Theil 

 hiervon scheint in der That einem kleinen zeitlichen Gange zuge- 

 schrieben werden zu müssen. Man hat den letzteren so gut wie mög- 

 lich festgestellt, aber da der Gang doch nicht ausser Zweifel steht, 

 ihn am Mittelwerth nur zur Hälfte angebracht. Dieses Verfahren be- 

 geht dann sicher im einzelnen Falle keinen principiellen Fehler von 

 3/10000 des Ganzen. 



Nach Zusatz von sieben Pipetten entstand die Concentration 0.0 1 

 normal. Deren Leitvermögen stimmte mit dem der Oi'iginallösung 

 stets innerhalb '/looo überein : als Endwerth wurde das Mittel aus bei- 

 den angenommen. 



Das gefundene Leitvermögen der 0.02 normalen Lösung ist wegen 

 Polarisation um etwa '/loooo corrigirt worden. 



Zur ersten Probe des Verfahrens haben wir die Chloride und 

 Nitrate von Kalium, Natrium und Lithium benutzt. Jeder Körper 

 Avurde bis zur Concentration 0.0 1 normal zweimal untersucht; die bei- 

 den Resultate stimmen durchschnittlich auf etwa '/4000 überein, ein 

 grösserer Unterschied als '/looo kommt ein einziges Mal vor. Die Ta- 

 belle gibt den Mittelwerth des Aequivalentleitvermögens A für 1 8°. Die 

 Concentration )n bedeutet gr-Aequ./Liter, die Verdünnung v = ijm also 

 Liter/gr-Aequ. A ist auf gr-Aequ./cm^ bezogen, d. h., wenn k das 



. y. 



Leitvermögen, so ist A= 1000 — . 



Die Temperatur wurde innerhalb o?i bei 18° erhalten, so dass 

 die Reduction auf 1 8° fehlerfrei ausgeführt w^erden konnte. 



Das letztere gilt auch für die Umrechnung der A von den be- 

 obachteten auf die benachbarten Concentrationen zu genau 0.000 1, 

 0.0002 u. s. w. 



In gebräuchlicher Weise ist das Leitvermögen des Lösungswassers 

 abgerechnet. Sein Ausgangswerth ist in der Tabelle unten angegeben. 

 Wurde vor der Messung der Lösungen ein zeitlicher Gang constatirt, 

 so hat man ihn angebi'acht, was bei den verdünntesten Lösungen von 

 Eintluss ist. 



Graphisch dargestellt, verlaufen die Reihen in durchaus stetigen 

 Curven . 



