J. Hartmans: Relative Helligkeit der Planeten Mars und Jupiter. 681 



und man würde somit ein vollständiges Analogen zu dem bei opti- 

 schen Messungen auftretenden PuRKiNjE'sclien Phaenomen haben; wahr- 

 sclieinlich werden auch bei den photographischen Messungen solche 

 Unterschiede nur bei besonders schwachen oder starken Lichteindrücken 

 merklich werden. Immerhin ist es erwünscht, wenn man sich von 

 derartigen Eintlüssen, die erst noch eingehender studirt werden müssen, 

 ganz frei machen kann, wie es bei Anwendung des Spectralphoto- 

 meters der Fall ist, und es ist ein besonderer Vorzug der von mir 

 angewandten pliotographischen Methode, dass dieselbe ermöglicht, die 

 bisher ziemlich zeitraubenden spectralphotometrischen Messungen nicht 

 nur mit grösster Schnelligkeit und Sicherheit auszuführen, sondern sie 

 auch auf lichtschwächere Ohjecte auszudehnen. 



Jeder Spectrograph , dessen Spaltweite in genau messbarer Weise 

 verändert werden kann, ist zu diesen Beobachtungen direct verwend- 

 bar. Man macht von jeder der zu vergleichenden Lichtquellen eine 

 Reihe Aufnahmen bei verschiedenen Spaltweiten, aber gleicher Expo- 

 sitionszeit und findet dann durch Ausmessung der Spectra mittels 

 des oben genannten Apparats diejenigen Spaltstellungen, bei welchen 

 die beiden Lichtquellen an einer bestimmten Stelle des Spectrums die 

 Platte gleich stark schwärzen. Diesen Spaltweiten ist dann die Inten- 

 sität der betreftenden Strahlengattung in den beiden Lichtquellen um- 

 gekehrt proportional. 



Es ist bekannt, dass man sich bei der Abschwächung des Lichts 

 durch Verengung des Spalts (Vierordt's Spectralj^hotometer) vor zu 

 geringen Spaltweiten wegen der dann auftretenden Beugungserschei- 

 nungen hüten muss, da diese die Helligkeit des Bilds erheblich stören 

 können. Stellt man die Forderung, dass ausser dem Hauptbilde des 

 Spalts auch noch dessen beide erste Beugungsbilder auf das Collima- 

 torobjectiv fallen sollen, so erhält man für die Spaltweite s die Bedin- 

 gung 



. 2X 



wo a der hallie Offnungswinkel des CoUimators ist. Für den bei den 



folgenden Messungen benutzten Spectrographen A ist sin a = — , und 



24 



für \ = 434/^jU folgt die Bedingung s > o^.^oai. Es wird also stets 

 genügen, wenn man mit der Spaltweite 1)ei diesem Apparat nicht 

 unter o"™'02 herabgeht. 



Ist durch das eben Gesagte eine untere Grenze der anwendbaren 

 Spaltbreite gegelien, so geht aus dem Folgenden hervor, dass in ge- 

 wissen Fällen auch eine obere Grenze hierfür besteht. Es ist nämlich 



