W. Jaeger und H. Diesselhorst: Wärineleitiing. V21 



dazu im Abstand von je 9'" gelegenen Stellen mit Löchern von etwa 

 o"""5 Durchmesser versehen. Die Enden wurden an grösseren Kupfer- 

 backen befestigt und diese an gleichmässig gerührte, innerhalb weni- 

 ger Hundertel Grad constant erhaltene Wasserbäder von 5 Liter Inhalt 

 angeschraubt. Die äussere Temperatur ist dadurch genau definirt, dass 

 der Stab von einem doppelwandigen Kupfermantel von i i"' äusserem 

 und 7"" innerem Durchmesser umgeben war, durch den bei den Mes- 

 sungen in der Nähe der Zimmertemjieratur verschieden temperirtes Was- 

 ser, bei den Messungen l)ei 100° Wasserdampf geleitet wurde. 



Es ist oben angenommen, dass die äussere Wärmeleitung der Tem- 

 peraturdifierenz proportional sei. Um die diese Proportionalität störende 

 Convection zu beseitigen, wurde der Zwischenraum zwischen Kupfer- 

 mantel und Stab mit Watte au.sgefüllt. Ein Fehler, etwa durch un- 

 gleichmässige Berührung, ist hierbei um so weniger zu befürchten, als 

 die Wärmeleitung der Watte und Luft von derselben Grössenordnung 

 ist. In der That haben die Versuche gezeigt, dass auch bei Tempe- 

 raturdifterenzen von 50° zwischen Stab und Mantel die Formel s = AJN 

 noch einigermaassen constante Werthe für e liefert. Hierzu kommt, dass 

 der ganze Einfluss der äusseren Wärmeleitung wegen der beträchtlichen 

 Dicke der Stäbe ohnehin sehr gering ist. 



Im allgemeinen betrug die Temperaturdifierenz zwischen Mitte 

 und Enden des Stabes nur wenige Grad, die entsprechende Potential- 

 difierenz ungefähr 0.0 1 Volt. Die Stromstärke, welche zur Erzeugung 

 dieser Potentialdifü'erenz nöthig war, bewegte sich je nach der Leit- 

 fähigkeit und der Dicke der Stäl)e zwischen 25 und 350 Ampere; sie 

 wurde gemessen diu-ch die Spannung an den Enden eines Widerstan- 

 des von '/looo Ohm. 



Zur Temperaturmessung dienten drei Thermoelemente aus Con- 

 stantan- Eisen von o"™i Durchmesser. Die Löthstellen befanden sich 

 in den Bohrungen des Stabes; die freien Enden waren an Kupferlei- 

 tungen angeschlossen und als zweite Löthstellen in ein gemeinschaft- 

 liches Bad gebracht. Dieses Bad bildete gleich der vom Wasser bez. 

 Dampf durchströmte, den Stab umgebende doppelwandige Kupfer- 

 mantel. Die Löthstellen lagen gut isolirt in feinen, den Mantel durch- 

 setzenden Röhrchen, so dass die Constantan- und Eisendrähte auch bei 

 100° ganz innerhalb eines nur geringe Temperaturunterschiede auf- 

 weisenden Raumes sich befanden und die bei diesen Metallen leicht 

 vorhandenen Inhomogenitäten keine störenden Potentialdlfierenzen ver- 

 ursachen konnten. Aus dem Mantel traten nur Kupferdrähte ins Freie, 

 die keine merkliche Inhomogenität besassen. 



Man musste sich ferner davon überzeugen, dass die Löthstellen 

 der Thermoelemente wirklich die Temperatur des Stabes besassen, 



