/ 22 Gesanimtsitzung vom 27. Juli. 



was bei einem anfangs gebrauchten Kupfer-Constantan -Element in 

 einem Stabe von nnr 6""" Durchmesser (Kupfer I) wegen der Wärme- 

 ableitung im Kupferdraht des Thermoelements nicht mehr genügend 

 der Fall war. Bei den Eisen-C'onstantan- Elementen konnte man aber 

 die Löthstelle. ohne dadurch ihre Temperatur zu ändern, bis dicht an 

 die Oberfläche des Stabes verschieben. Die aus dem Mantel tretenden 

 Drähte waren zur Sicherheit noch auf ein kurzes Stück an die Mantel- 

 fläche angekittet, ehe sie ganz ins Freie traten. 



Die Aichung der Thermoelemente geschah zu wiederholten Malen 

 sehr sorgfaltig in der Weise, dass die beiden Löthstellen auf zwei um 

 io° bis 25° verschiedene, mit Normalthermometern der Reichsanstalt 

 gemessene Temperaturen gebracht wurden , die man durch verschie- 

 den temperirtes Wasser oder durch verschieden lioch siedende Dämpfe 

 (Aethylalkohol, Wasser, Amylalkohol, Toluol u. s. w.) herstellte. Es 

 zeigte sich, dass man die sänmitlichen, von derselben Drahtsorte ge- 

 nommenen Thermoelemente bis auf 0.2 Procent als identisch annehmen 

 konnte. Insbesondere ergab sich auch dasselbe Resultat, als die kur- 

 zen Thermoelemente, deren zweite Löthstellen im Kupfermantel lagen, 

 in dieser fertigen Anordnung gej^rüft wurden, indem man nur den 

 Stab dui'ch eine 2''!"8 weite, von Wasser oder Dampf durchströmte 

 Röhre ersetzte, in welche die Thermoelemente durch feine Quer- 

 röhrchen eingeführt waren. 



Man erhielt für die Thermokraft pro Grad in Abhängigkeit von 

 der Temperatur / zwischen 0° und 120° im Mittel die Formel: 

 de/dt = 52.254-0.0560;' — 0.000183^ Mikrovolt. 



Zur Messung des Potentials v waren meist besondere Kuj^ferdrähte 

 in die Löcher der Stäbe eingeführt, die mit dem Stabe Contact hatten, 

 während die dopj)elt mit Seide umsponnenen Thermoelemente isolirt 

 waren. In einer Anzahl von Messungen dienten auch die Thermoele- 

 mente direct zur Potentialmessung, indem die Löthstelle auf eine kurze 

 Strecke (etwa i""°) freigelegt und mit dem Stabe in Contact gebracht 

 wurde. 'Man musste hierl)ei darauf achten, dass nicht ein Theil des 

 Spannungsabfalls im Stabe die Thermokraft verfälschte, was stark ein- 

 treten würde, w-enn zwei verschiedene Stellen des Thermodrahts die 

 Wandung des Bohrlochs auf A'erschiedenen Seiten berührten. 



Die Messung sämmtlicher Spannungen (Temperatur, Potential und 

 Stromstärke) geschah mit Hülfe eines Compensationsapparats. 



Versuche. 

 Bei den Versuchen in der Nähe der Zimmertemperatur war der 

 oben erwähnte Kupfermantel von Wasser durchflössen , welches durch 

 eine Turbine in steter Circulation gehalten und dessen Temperatur (u„) 



