F. Paschkn : Das Energie- S[)ectrum des scliwarzen Körpers. 961 



klan.ije scheinen. Wenn in den mitzutlieilcnden Resultaten noch ver- 

 einzelt kleine Abweichungen von dem Gesetze vorkommen, so sind 

 dies meistens die Reste grösserer Abweichungen, welche nur beweisen 

 können, dass gewisse Mängel in der Anordnung noch nicht genügend 

 beseitigt sind. Sobald man aber die Genauigkeit der Messungen weiter 

 treiben würde, würden gewiss die bisher noch soeben genügenden An- 

 ordnungen erheblich zu verbessern sein, um die Gültigkeit der Gesetze 

 innerhalb kleinerer Fehlergrenzen zu ergeben. 



Da es zu weit fuhren würde, alle die Untersuchungen aus- 

 einanderzusetzen, welche ich zur Überwindung der rein praktischen 

 Schwierigkeiten angestellt habe, beschränke ich mich auf die Mit- 

 theilung der bei einigen möglichst zweckentsprechenden Anordnungen 

 gefundenen Resultate. 



Die allgemeine Anordnung des Spectralapparates blieb dieselbe, 

 wie bei der Untersuchung niederer Temjieraturen. Der bestrahlte Bo- 

 lometerzweig bestand bei allen Messungen über höhere Temperaturen 

 aus einem 4""" langen, o'°."3 breiten und '/zooo""" dicken Platinstreifen, 

 welcher mit einer dicken Schicht Platinschwarz bedeckt war und sich 

 im Mittelpunkte der früher beschriebenen spiegelnden Hohlkugel be- 

 fand. Der Boloraeterstrom wurde stets in gleicher Stärke gehalten 

 und die Strahlungsempfindlichkeit des Apparates dadurch verändert, 

 dass man in den Kreis des Galvanometers Widerstände aufnahm. 



Die Messung der Temperaturen geschah stets mit einem Thermo- 

 elemente aus o".'"i5 starken Drähten von Platin und Platin -Rhodium, 

 welches Hr. Holborn freundlicherweise im Jahre 1898 geaicht hatte. 

 Die Temperaturangaben oberhalb 450° C. entsprechen sämmtlich dieser 

 Aichung. Niedere Temperaturen dagegen entsprechen der Scala zweier 

 Quecksillierthermometer, welche die Physikalisch -Technische Reichs- 

 anstalt beglaubigt hat. Die thermoelektrischen Kräfte wurden durch 

 Compensation gemessen. 



Zur Durchmessung eines Energiespectrums ging ich an denjenigen 

 Spectralstellen, an welchen sich die Energie stark änderte (bei kleinen 

 Wellenlängen), schrittweise um die scheinbare Breite des Bolometer- 

 streifcns (3 Minuten) im Spectrum vor, um hier die Correction wegen 

 der durch die Breite des Bolometerstreifens und des gleich breiten 

 Spaltes herbeigeführten Unreinheit des Spectrums genau anbringen zu 

 können. In dem übrigen Theile des Spectrums wurden einige gleich- 

 massig vertheilte und möglichst absorptionsfreie - Stellen ausgewählt. 

 Neben solchen vollständigeren beobachteten Energiecurven stellte ich 

 bei den gleichen Temperaturen Uliersichtsmessungen an. Bei diesen 

 wurden die Galvanometerausschläge nur an 8 bis 10 gleichmässig im 

 Spectrum vertheilten Stellen gemessen. Sie dienten zur Controle der 



