M. Jakob: Wärmeleitfähigkeit des Wassers im Bereich von o bis 80° 409 



Darin bedeutet d die Dicke der K, und A' 2 trennenden Glasplättchen 

 und F die Horizontalfläche der Wasserlamelle L. Der Temperaturabfall 

 (t x — f 2 ) w ird mit zwei dünnen Eisen-Konstantan-Thermoelementen ge- 

 messen, von denen je eine Lötstelle in die seitliche Bohrung von A, 

 und A 2 eingelassen ist, die andere in schmelzendem Eis steckt. Von 

 U= W—V erhält man den Anteil W durch Messung von Strom und 

 Spannung des Heizkörpers H, , den Betrag V durch besondere Rech- 

 nungen und Messungen. 



3. Um die Wärmemenge V, die, ohne die Flüssigkeitsschicht L 

 zu durchsetzen, nach außen abströmt, gering zu machen, ist ein Vakuum- 

 Mantelgefäß M mit versilberten Glaswänden üblicher Bauart über die 

 Versuchsanordnung gestülpt. Hierdurch wird der Wärmeverlust durch 

 Konvektion und Strahlung und, wie weiter unten erklärt werden wird, 

 die Verdampfung am Rand der Wasserlamelle L wesentlich verringert. 

 Es wird aber ferner hierdurch eine derartige Abgrenzung und Defini- 

 tion der gesamten Anordnung ermöglicht, daß es gelingt, die Einzel- 

 anteile, aus denen sich V zusammensetzt, durch Rechnung und be- 

 sondere Versuche mit der erwünschten Genauigkeit zu ermitteln. In 

 der Verwendung des Vakuum-Mantelgefäßes und der Bestimmung der 

 Wärmeverluste V ist der Fortschritt begründet, den der Verfasser mit 

 der vorliegenden Untersuchung erzielt zu haben hofft. 



4. Bei den vorliegenden Versuchen betrug d = 0.002248 m. Die 

 Fläche F war annähernd gleich der Fläche von A~ ; von letzterer mußten 

 die Flächen der drei Glasplättchen abgezogen werden ; ferner war die 

 Aus- oder Einbauchung der Flüssigkeitslamelle an den Rändern von 

 K I und K 2 vor und nach jedem Versuch auszumessen und die Menge 

 des aus der Lamelle verdampften Wassers durch Nachfüllen (unter Be- 

 rücksichtigung der Wärmeausdehnung) festzustellen. Aus diesen Messun- 

 gen ergab sich bei den einzelnen Versuchen F = 0.0097 bis 0.0106, 

 im Mittel 0.0102 qm. 



Die Gesamtheizung W wurde bei fast allen Versuchen annähernd 

 zu 15.9 kcal/h gewählt, nur bei zwei Versuchen zu 10.2. Die Tempe- 

 raturdifferenz 1 (t s — Q war bei den letzteren etwa 4.4 °, bei den übrigen 

 5.6 bis 6.8° (je nach der Größe von F, V und A). Um (t x — t,) auf 

 mindestens l j 2 Prozent genau messen zu können, war eine sehr sorg- 

 fältige Eichung und Vergleich ung der Thermoelemente erforderlich. 

 Als Ableseinstrument diente ein Siemens und Halske-Millivoltmeter, bei 

 dem ein ganzer Skalenteil Ausschlag etwa 0.43 ° bedeutet. 



5. Den stündlichen Wärmeverlust V kann man sich in fünf ein- 

 zelne, ebenfalls auf die Stunde bezogene Anteile V, , V, , V 3 , V 4 und \ . 

 zerlegt denken. Dabei bedeute: 



1 Bei ihrer Bildung ist der Temperaturabfall in den Kupferplatten berücksichtigt. 



