412 Gesamtsitzung v. 29. April 1920. — Mitt. d. phys.-math. Klasse v. 22. April 



Rctlexionsvermögen dieser etwa. o. i 5 \x starken Belege angenähert zu 

 95 Prozent berechnet (für sehr langwellige Strahlung). Da die üb- 

 lichen Vakuum-Mantelgefäße, wohl annähernd das gleiche Reflexions- 

 vermögen haben dürften, lassen sich hiernach bei derartigen Gefäßen 

 die Wärmeverluste trennen in solche quer zu den Wänden und in 

 solche längs der Wände und durch die Luft. 



10. Der Wert V 5 könnte theoretisch äußerst klein gehalten 

 werden; praktisch war es nicht immer möglich, einen Versuch so 

 lange auszudehnen, bis vollkommener Dauerzustand erreicht war, da 

 sonst zuviel Wasser aus der Lamelle verdampft wäre. Die Versuchs- 

 dauer vom Einfüllen des Wassers zwischen den Platten bis zum Nach- 

 messen der Einbauchung von L nach Abschluß des Versuches mußte 

 daher beschränkt werden. Sie betrug immerhin noch 3 T / 2 bis 10 Stunden, 

 im Mittel 5 Stunden. Der Berechnung von A wurden zugrunde gelegt 

 die Beobachtungen in einem Zeitabschnitt, an dessen Ende die Tempe- 

 ratur jedes Teiles der Anordnung möglichst genau, die Temperatur 

 des Eisenklotzes E aber völlig genau gleich der Anfangstemperatur 

 war. Diese eigentliche Beobachtungszeitdauer betrug zwischen 40 und 

 180 Minuten, im Mittel 83 Minuten. V s nun wurde berechnet aus der 

 in dieser Zeit erfolgenden Temperaturänderung der einzelnen Teile H z , 

 R, TT,, L, K x und J (oberhalb L genommen) und ihrer Wärmekapa- 

 zität (die genügend genau berechnet werden konnte); es schwankte 

 zwischen — 0.9 und -+-2.3 Prozent und war im Mittel, vom Vorzeichen 

 abgesehen, gleich 0.8 Prozent von W. 



11. Die Gesamtverluste V = V I + V, + V 3 -+- V 4 -4- V $ stiegen 

 mit der Temperatur von 2 Prozent bis zu 10 Prozent von W an. Die 

 Genauigkeit der im obigen beschriebenen Bestimmung von V aus der 

 Summe von 5 Einzelgrößen wurde kontrolliert durch eine Gesamt- 

 verlustmessung bei der höchsten Temperatur, indem in der Anordnung 

 der Figur 2, jedoch mit Luft statt Wasser zwischen den Kupferplatten, 

 durch entsprechende Heizung von H t und H 2 genau die gleichen 

 Temperaturen t 1 und t 2 einreguliert wurden wie bei dem entsprechen- 

 den Versuch mit Wasser. Dabei waren also auch die Verluste die 

 gleichen, bis auf den Verlust V, , welcher mit der Temperatur von H z 

 ein klein wenig abnahm, und U aus dem bekannten Wärmeleitver- 

 mögen der Luft und der Strahlung zwischen K\ und K 2 genügend genau 

 zu berechnen. DieMessung ergab einen um 0.06 kcal/h kleineren Verlust- 

 wert V als aus der Summe der Einzelverluste und somit eine Differenz 

 von 0.4 Prozent der Gesamtwärme W. Da diese Differenz bei den schwie- 

 rigsten Versuchen, nämlich bei der höchsten Temperatur, zutage trat, da 

 ferner ein Teil davon V 4 zur Last fällt, so darf wohl gehofft werden, daß 

 die erstrebte absolute Meßgenauigkeit von 1 Prozent erreicht worden ist. 



