Qesamtsitzung vom 15. Juli 1920 t\t 



nicht direkt, sondern mittels einer vom Verfasser bereits in der Vierteljahrsschrift der 

 Astr. Ges. 48, 3, 19 1 3 beschriebenen Kompensationsmethöde gemessen. Indern sukzessive 

 die günstigsten Werte der Anodenspannung, des Heizstroms und der Spannungsdifferenz 

 des Heizdrahtes der Verstärkerröhre gegen Erde, von der die Potentialdifferenz zwischen 

 Gitter und Heizdraht abhängt, aufgesucht wurden, konnten Vi ['Stärkungen bis über 

 600000 erreicht werden. Für die benutzte Niederfrequenzröhre von Seddig ist der 

 günstigste Wert der Anodenspannung 50 — 60 Volt, des Heizstromes 0.425 Ampere. 

 Mit der Zunahme des Potentials des Heizdrahtes (Mittel wachst die Verstärkung mit 

 schnell zunehmender Geschwindigkeit gegen Unendlich. P>is zu Verstärkungen von 

 etwa 100000 wurde Proportionalität, zwischen Lichtstärke und verstärktem Photostrom 

 innerhalb 2 Prozent gefunden; bei höheren Verstärkungen war die Abweichung größer. 

 Die photometrische Genauigkeit der Verstärkermethode fand der Verfasser durch 

 Messungen im Laboratorium gleich mindestens der der elektrometrischen Auflade- 

 methode. Bezüglich der Reichweite glaubt er imstande zu sein, die lichtelektrischen 

 Messungen noch auf erheblich schwächere Sterne auszudehnen, als dies bei der 

 direkten Methode mit Hilfe des Elektrometers möglich ist. 



4. Das korrespondierende Mitglied der physikaUsch-matfrematischen 

 Klasse Hr. Felix Marchand in Leipzig feierte am 11. Juli das goldene 

 Doktorjubiläum. Die Akademie hat ihm eine Adresse gewidmet, welche 

 in diesem Stück abgedruckt ist. 



Der Abdruck der wissenschaftlichen Mitteilungen muß bis auf 

 weiteres wiegen der ungeheuren Steigerung der Druckkosten unter- 

 bleiben. 



6 



